720 



Franz Müller. 



war, auch ohne verdünnt zu sein, nach wenigen Stunden nennenswerte 

 Giengen von Methämoglobin aufwies. 



Die einzelnen Hämoglobin-Bestimmungsapparate, Hämometer 



lassen sich in solche einteilen, bei denen ein Vergleich mit einer Farbe 

 oder Farblüsung stattfindet, sodann in solche, bei denen das Licht gleich- 

 zeitig die Blutfarbstofflösung und reines Wasser passiert, unter dem sich 

 eine gefärbte Schicht von verschiedener Dicke befindet. Im folgenden sollen 

 nur die zurzeit empfehlenswertesten und die viel gebrauchten Apparate 

 beschrieben werden. Es gibt aber erheblich mehr. Schon 1897 wurden 22 

 verschiedene Ausführungen gezählt. 



A Einfachere Apparate für die Bedürfnisse der Praxis. 



1. Farbenvergleichung nach Ehrlich-Tallqvist.^) 

 Ehrlich empfahl, zur ungefähren Schätzung der Färbestärke einen 

 Blutstropfen von 5 — Qmm Durchmesser langsam von reinweißem, nicht zu 



Fig. 246. 



rauhem Filtrierpapier aufsaugen zu lassen und bei auffallendem Licht mit 

 normalem Blut oder einer Farbenskala zu vergleichen. TaUqvist hat dann 

 eine Farbenskala 2) herstellen lassen. Eine derartige Vergleichung kann 

 natürlich nicht sehr genau sein, aber sie genügt oft zur ungefähren Orien- 

 tierung. In 100 Messungen fand Zur Verth lOmal unter 57o, 42mal ö^/o, 

 o4mal lOVo, omal lo^/o Abweichung von den' Werten, die der Fleischl- 

 Mieschersche Hämometer lieferte. 



2. Gärtnerscher Hämophotograph^) (Fig. 246). 



') Ehrlich-TaUqrisf, Einfaches Verfahren zur Schätzung der Färbestärke des Blutes. 

 Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 40. S. 137. — Z^tr Verfh, Über Bestimmungen des Hämo- 

 globingehalts mit der Tallqvistschen Skala. Müuchener med. Wochenschr. Bd. 51. 

 S. 1338 (1904). 



■^) Erhältlich bei Weutzel Hagelstanims Verlag, Helsingfors. 



*) G. Gärtner, Keuer Apparat zur Bestimmung des Hämoglobingehalts im Blute. 

 Münchener med. Wochenschr. Bd. 48. S. 2003 (1901). 



