Die Blutkörperchenzählung und Hämoglobinbestimmung. 



721 



Es ist unter Umständen erwünscht, die Vergleichunj^' mit einem so- 

 genannten Normalblut oder einer Normallösung, wie es die meisten Methoden 

 verlangen, sowie die Farbenvergleichung durch das oft farbenunempfind- 

 liche oder abnorm empfindende Auge zu umgehen. Denn es muß zugegeben 

 werden, daß viele Vergleichslösungen teils ihre Färbung beim Aufbewahren 

 verändern, teils nur selten genau die Blutfarbennuance in den verschiedensten 

 Verdünnungen besitzen. Aus diesem Grunde empfiehlt Gärtner an Stelle 

 der direkten Beobachtung die Prüfung der Absorption der chemisch wirk- 

 samen Sonnenstrahlen durch eine Blutlösung in ihrer Wirkung auf unter- 

 gelegtes photographisches Papier. Die Schwärzung des Papiers wird ver- 

 glichen mit der Absorption durch einen künstlich hergestellten Glaskeil 

 von zunehmender Schwärzung. 



Im einzelnen besteht der Apparat aus einem kleinen photographi- 

 schen Kopierrahmen (Fig. 246) , in dem eine Skala neben einem mit 

 rundem Ausschnitt versehenen kleinen Piahmen befestigt wird. In dem 

 Kreisausschnitt des Rahmens sitzt eine etwa 2mm hohe Glaskammer, 

 die mit der Blutlösung ge- 

 füllt und oben durch eine 

 überzuschiebende Glasplatte 

 verschlossen wird. Zur Vor- 

 nahme der Untersuchung legt 

 man in den Kopierrahmen 

 ein photographisches Papier 

 und exponiert so lange, bis 

 das Papier unter der Blut- 

 lösung denselben Farben- 

 ton angenommen hat, wie 

 ein in dem Bahmen befindlicher, mit unveränderlicher Ölfarbe angestrichener, 

 grauschwarzer Streifen. ( Durch Ausprobieren wurde gefunden, daß dann das 

 Optimum der Genauigkeit erreicht ist.) Die Exposition dauert bei gutem 

 Licht 2 — 3, bei schlechtem Licht 10—12 Minuten für normales Blut. Nach 

 beendeter Belichtung wird der Ilahmen geöffnet und das Papier heraus- 

 genommen (Fig. 247)! Man sieht die Millimeterskala, das Bild des Keils 

 und von einem quadratischen weißen Feld eingerahmt das kreisförmige 

 Bild der Blutkammer. Zur Bestimmung, welche Punkte des Keils dem Blut- 

 bild im Ton am meisten gleichen, muß man die Teile unmittelbar neben- 

 einander haben. Man schneidet daher das Papier in der in Fig. 247 ange- 

 gebenen Weise in o Teile und legt nun Teil 3 neben 1 unter einen in 

 Fig. 248 abgebildeten, mit einer Blendenöffnung versehenen Karton. Durch 

 Auf- und Abwärtsschieben des Keilbildes findet man den Punkt der Far- 

 bengleichheit. Natürlich Muuß die Bestimmung, da das Papier nicht fixiert 

 ist, schnell und in schwach diffusem Licht gemacht werden, am besten 

 bei künstlichem Licht (Glühlampen oder Petroleum, nicht Auerlicht) resp. 

 weiter als Im von der helleren Lichtquelle entfernt. Die Vergleichung ist 

 nach wenigen Sekunden geschehen und läßt sich beliebig oft wiederholen 



46* 



Fig. 247. 



