722 



Franz Müller. 



Sollte das Papier sich inzwischen verändert haben, so schneidet man eine 

 neue Stelle aus Stück 2 heraus und nimmt die Vergleichung von neuem 

 mit einem frisch abgeschnittenen, im Dunkeln bewahrten Stück der Skala vor. 

 Will man das Uild als Dokument aufbewahren, so muß man die fixierte 

 Kopie wie oben zerschneiden, Abschnitte um 180" gedreht neben 1 aufkleben, 

 wie es zur Al)lesung erforderlich ist. Natürlich mulö darauf geachtet werden, 

 daß Ton- und Fixierbad die beiden HiUften genau in der gleichen Weise 

 treffen und beeinflussen. Die Genauigkeit ist beim fixierten Bild nicht so 

 groß wie beim unfixierten. Es wird daher empfohlen, die Messung am 

 nichtfixierten Bild vorzunehmen und ein anderes Blatt zu kopieren, zu 

 fixieren und aufzuheben. 



Gerade bei dieser Bestimmung hat sich gezeigt, daß verdünnte Blut- 

 lösungen sich außerordentlich schnell in ihrer Absorptionskraft verändern. 

 Schon nach einer halben, ja bei Belichtung nach einer Viertelstunde kann man 

 Abweichungen konstatieren. Man kann daher nicht, um die Konstanz der 

 Angaben des Apparates zu prüfen, dieselbe Blutprobe wiederholt kopieren. 



man muß vielmehr in diesem 

 Falle eine neue Probe des- 

 selben Blutes verdünnen. Die 

 Skala ist so hergestellt, daß 

 der Hämoglobingehalt des nor- 

 malen Blutes mit 100 bezeich- 

 net wird. Sie reicht nur bis 20'Vo 

 herab, da niederere Werte 

 nicht mehr gut abzulesen sind. 

 Wenn man also bei nicht 

 zu anämischem Blut 1 cm^ des Blutes mit 2 crn^ Wasser verdümit, so hat 

 man hier gleiche Mengen zur Verdünnung zu wählen. 1 mm der Skala ent- 

 spricht bei höheren Hämoglobinwerten bis zu ö^o, bei den niedrigen meist 

 l^/o. Als Abmessungsvorrichtung vdrd eine Blutpipette mit polierter Spitze 

 und Piingmarke nach Mieschcr^ohQW A'orschriften (siehe Blutkörperchenzäh- 

 lung, S. 714) beigegeben. Das Abmessen des Wassers zur Verdünnung ge- 

 schieht durch Pipettieren.!) Über die Genauigkeitsgrenze des Apparates ist 

 anscheinend noch nichts veröffentlicht worden. 



3. P. Grützner-) war von der Farbenvergleichung nach Tallqvisf sehr 



wenig befriedigt und hat einen anderen einfachen Hämometer empfohlen.^) 



Der Keilhämometer: Der Apparat besteht aus einem oben 1*7 cm 



tiefen und etwa 7 mm breiten Glaskeil von etwa 5"2 cm Höhe. Der untere 



Fig. 248. 



*) Der Apparat ist zum Preise von 30 Mk. bei Frz. Hugershoff, Leipzig, Karolinen- 

 straße 13, in Österreich bei K. Liebert, \Vien, IX., erbältlich. 



^) H. Breycr und P. Grützner, Tübingen, Ein einfacher Hämometer für den prak- 

 tischen Arzt. Münchener med. Wochenschr. Bd. 52. S. 1521 (1905). 



^) Er macht übrigens darauf aufmerksam, daß man der Hämometer und nicht 

 das Hämometer sagen soll, da es sich um einen Messer (p.£-:fr,c), nicht um ein Maß 

 (ij.£Tpov) handelt. 



