Die Blutkörperchenzählung unil Ilämoglohinbcstimmung. 



723 



spitze Winkel von etwa 20" ist abgerundet, die Schichtdicken betragen zwischen 

 3 und 15 mm. Die vorderen und hinteren Flächen bestehen aus wasser- 

 hellem Glas, die Seitenwände aus Messingblech, das innen mit dünnem 

 Glas belegt ist. Füllt man das Gefäß mit 100- oder 200tach verdünntem 

 Blut (zur Verdünnung ist eine Pipette von 2 cm^, die außerdem eine 

 Marke entsprechend 20 mm^ weniger als 2 cm^ besitzt, und eine feine Pipette 

 mit 20 mm^-Mdivke für das Blut beigegeben), so sehen die dicken Schichten 

 rot, die dünneren gelblichrot, die dünnsten hellgelb aus. Vor der vorderen, 

 senkrecht stehenden Fläche des Keils gleitet in Schienen ein Schieber aus 

 Messingblech vorbei, in welchem sich drei übereinanderstehende horizontale 

 Schlitze befinden (je 1"5 vnu breit und je 1 iitn/ voneinander entfernt) 

 (siehe Fig. 249). Die hintere Wand ist durch eine Milchglasplatte verdeckt. 

 Die Spitze des Keils sitzt in einem Metallstab, 

 durch den der ganze : Apparat ] festgestellt - wer- 

 den kann. 



Der Schieber besitzt außerdem noch drei 

 weitere gleiche Schlitze, hinter denen die Vergleichs- 

 farbe vorbei geführt wird. Diese besteht aus einer 

 Leimplatte, die durch Pikrokarmin gefärbt ist und 

 zwischen dünnen wasserklaren Glasplatten wasser- 

 dicht aufbewahrt wird ; sie müssen auch vor Licht 

 geschützt gehalten werden. Nach Angabe von 

 Grützner besitzen diese Platten genau den Farben- 

 ton der Blutlösung. Es werden zwei derartige 

 Leimplatten gegeben. Die eine dunklere ent- 

 spricht der Farbe lOOfach verdünnten normalen^ 

 Blutes bei 5 mm Schichtdicke, die zweite hellere g 

 der von 200fach verdünntem Blut in gleicher ' 

 Schicht. ■ - 



Die Vergleichung gestaltet sich nun so , daß 

 Einstellung oder Haltung des Keils 3 verschieden tief gefärbte Striche (in 

 Fig. 249 links) neben drei gleichgefärbten der Vergleichsfarbe sieht. Alan 

 stellt die Grenzen ein, bei denen der^mittlere Strich mit der Vergleichsfai-be 

 übereinstimmt. Der Apparat ist mit normalem menschlichen Blut so geaicht, 

 daß eine 5 mm dicke Schicht lOOfach verdünnten Blutes der normalen 

 Blutfarbstoffmenge entspricht. Man beobachtet unter Abbiendung von Neben- 

 licht durch einen Pappschirm oder ähnliches und verschiebt den Schieber 

 am besten mit dem Daumen der linken Hand, während die linke Hand 

 selbst den Apparat hält und die Rechte den iVbblendungsschirm. Dem 

 Apparat sind Tabellen beigegeben, welche den Prozentgehalt an Blutfarlv 

 Stoff (Normalgehalt = löO) abzulesen gestatten. Die Peinigung des Apparates 

 ist außerordenthch einfach, ebenso die Handhabung. Die Genauigkeit in den 

 tieferen Abschnitten des Keils beträgt 2 — 4Vo Hämoglobin. Eine Hebung 

 des Schiebers um 1 mm bedeutet unten 5 — öVo, oben aber nur 2V0- ^I'in 

 wird sich daher bemühen, im oberen Teil einzustellen. 



Fig. 249. 



man bei senkrechter 



