728 Franz Müller. 



der Blutkörperchenzälilung (S. TOTff.) erwähnt worden. Bei Beschickung der 

 Kammer muß dafür gesorgt werden, daß die untere abschließende Glasplatte 

 faserfrei gesäubert ist, und daß nach EinfüUung von Wasser in die eine Hälfte 

 der Kammer (Ma) kein Übertritt in die andere (Ma') stattfindet. Man füllt 

 nun so viel Wasser resp. verdünntes Blut ein, daß ein schwacher Meniskus 

 überragt und schiebt das obere Deckglas von der Seite her horizontal auf, 

 ohne daß sich die beiden Flüssigkeiten vermischen dürfen. Nach einiger 

 Übung bekommt man das Ofühl fest genug aufzudrücken und so zu 

 verschieben, daß keine Luftblasen in die Kammer eintreten. Die Ai)lesungen 

 haben nach Aufsetzen der Blende möglichst schnell zu erfolgen, und zwar 

 mindestens 10 hintereinander, aus denen das Mittel genommen wird. 



Für vergleichende, relative Hämoglobinbestimmungen kann der Hämo- 

 meter von Miescher mit als das beste Instrument bezeichnet werden. Die 

 Fehler sind außerordentlich gering. Ich fand bei Yergleichsbestimmungen 

 bei 25 — 52 Ablesungsreihen von je 10 Ablesungen 0"35— 0'48<'/o mittleren 

 Fehler. 



Der ursprünglich nach Angaben von Miescher verfertigte Gold- 

 purpurglaskeil war geaicht worden durch Trockensubstanzbestimmungen 

 einer Lösung von kristallisiertem Hämoglobin. Es wurde bis zur Gewichts- 

 konstanz getrocknet (ungefähr 5 Tage). Es ist aber zweifelhaft, ob nicht 

 bei Temperaturen von 105 — 120", bei denen man allein Gewichtskon- 

 stanz erzielen kann, flüchtige Stoffe verloren gehen. i) Eine Bestimmung 

 durch Eisenanalyse ist nicht angängig, da zm'zeit zum mindesten un- 

 sicher ist, ob die Beziehungen zmschen Eisen und Farbintensität im 

 genuinen Blutfarbstoff konstant sind. So gibt es also keine sichere Aichungs- 

 möglichkeit dieses oder eines anderen Instruments, wenn man nicht die 

 vorhin erwähnten Beziehungen zwischen Färbekraft und Sauerstoffbindungs- 

 vermögen mit Haidane als Grundlage annimmt. 



Tatsächlich stellte sich auch heraus, daß die jedem Apparat bei- 

 gegebenen Tabellen durchaus nicht immer mit direkten Trockensubstanz- 

 bestimmungen von Lösungen kristallisierten Hämoglobins oder Eisenanalysen 

 übereinstimmende Zahlen liefern. So fand ich bei Pferdeblutkristallen pro 

 Liter der Lösung mit einem neueren Hämometerkeil 1-477, mit einem 

 anderen älteren 1'382^, durch Trockensubstanzbestimmung (bei 116") aber 

 1'446^. Berechnet man nach Eisenwerten, so stimmen die Tabellen für 

 0'42*'/o Eisen in 100 Blutfarbstoff, während wir zurzeit, wenn wir über- 

 haupt Konstanz des Eisens zugeben, 0"336°/o Eisen anzunehmen haben. 

 Die Zahlen erniedrigen sich dann um 20%! Da wir aber zurzeit überhaupt 

 nicht wissen, inwieweit der Farbstoff des frischen Blutes im Eisen- und 

 Trockensubstanzgehalt dem kristallisierten Hämoglobin entspricht, ist eine 

 derartige Aichung prinzipiell zu verwerfen. Will man überhaupt aichen, so 

 sollte man, wie bei Goivers- Haidane, nach Blut aichen, in dem das CO- 



*) Es wird dies in einer soeben erschienenen Arbeit von E. E. Butterfield (Zeitschr. 

 f. physiol. Chemie. Bd. 62. S. 195 [1909]) allerdings geleugnet. 



