Die Blutkörperchenzählung und Hämoglobiubestimmung. 



729 



oder Oa-Bindungs vermögen bestimmt ist, und so die Tabellen neu ent- 

 werfen. Eine auf Vergleich mit Hüfners Spektrophotometer gegründete 

 Aichung ist auch unmöglich, da dieses geradeso erst nach Kristallösungen 

 eingestellt wird und noch dazu die Ablesungsfehler nicht geringer sind. 

 Für fast alle Zwecke ist auch die absolute Hämoglobinzahl ganz 

 gleichgültig und die Verwendbarkeit des Apparates für vergleichende Be- 

 stimmungen zu verschiedenen Zeiten dadurch in keiner Weise beeinträchtigt. 



2. Die kolorimetrische Doppelpipette von Hoppe - Sei/ler 

 (Fig. 255). 



Der Apparat besteht aus dem Fernrohr F, dem Kollimatorrohr C 

 und der eigentlichen Doppelpipette P; F und C sind zu einem geraden 



Rohr verschraubt, das auf einem gußeisernen 

 Dreifuß ruhend um eine horizontale und verti- 

 kale Achse drehbar ist. In C befindet sich in 

 geschwärzter Hülse ein auf vier Seiten geschliffe- 

 ner Glaswürfel G, der so angebracht ist, daß zwei 

 diagonal einander gegenüberliegende Kanten in 



der optischen Achse des Fernrohres liegen, und daß die dem Fernrohr 

 zugekehrte Kante zugleich in der Brennweite der Kollimatorlinse liegt. 

 Nach vorn ist der Apparat durch eine Glasplatte abgeschlossen, an die 

 sich die Mischpipette F anschließt. Diese besteht aus einer rechteckigen 

 Messingplatte von iVö cm Dicke, in der zwei durch eine ?>-ö mm breite 

 Wand voneinander getrennte Kammern ausgeschnitten sind. Setzt man 

 dies Messingstück an di'e vorher genannte (ilasplatte vor C an und preßt 

 durch eine Feder von außen eine zweite Glasplatte dagegen, so bildet man 

 zwei voneinander abgeschlossene Kammern. Jede dieser hat oben und 

 unten je einen Schlauchansatz, mit Schläuchen armiert, zur Füllung mit den 

 Farbstofflösungen. 



