732 Franz Müller. 



den Würfel hindurchgehen, also im Gesichtsfeld nicht sichtbar sein, während 

 diejenigen Lichtstrahlen, die auf die matte Fläche 12 fallen, rechtwinklig 

 reflektiert werden und ebenfalls in den Augendeckel 16 gelangen. Sie be- 

 leuchten die oben erwähnte, von den anderen Strahlen freigelassene Mitte 

 des Kreises. Diese beleuchtete ebenfalls kreisförmige Fläche liegt kon- 

 zentrisch innerhalb des erstgeschilderten Kreises. Das rohrförmige Glas 17, 

 das die zu untersuchende Flüssigkeit enthält, ist mit einem Bügel 18 an 

 dem Ständer 19 starr befestigt, der seinerseits an der Hinterseite der 

 Kammer 2 angeordnet ist und am oberen Ende eine Platte 20 trägt, die 

 in der aus der Figur ersichtUchen Weise das Prisma 9, die Teströhre 10, 

 den Lunimcr-Brodhunschen Würfel 11, den Tubus 16 und die optische 

 Korrektion 13 aufnimmt. 



Innerhalb des rohrförmigen Glases 17 ist ein zweites Eohr 21 

 angeordnet, welches in einem Bügel 22 sitzt, der auf dem Ständer 19 

 mittelst eines Zahnstangengetriebes 23 nach Maßgabe einer Skala 24 in 

 der Höhe verstellt werden kann. Je mehr dieses Ptohr 21 in die in dem 

 Rohr 17 befindliche zu untersuchende Flüssigkeit eintaucht, wird die Schicht- 

 höhe dieser Flüssigkeit, die von dem von Spiegel 5 reflektierten Licht- 

 büschel zu durchlaufen ist. verringert, so daß man durch Verstellung 

 dieses Rohres 21 mittelst des Getriebes 23 die Schichthöhe so lange 

 ändern kann, bis die beiden dem Auge sichtbaren Kreise die gleiche 

 Färbung besitzen. Die jeweilige Verstellung wird an der Skala 24 ab- 

 gelesen, so daß hieraus ohne weiteres der Färbungsunterschied der zu 

 untersuchenden Flüssigkeit , gegenüber der in der Teströhre 10, festgestellt 

 werden kann. 



Um den Appai'at für jegliche Farbkonzentratiousbestimmung brauchbar 

 zu machen , ist dem Chromophotometer ein Glastrog von derselben Breite 

 wie die Länge der Röhre beigegeben. Um die Gleichheit der Lichtintensität 

 nicht zu stören, mußten sämtliche Glasplatten aus demselben Glas ge- 

 schnitten werden. 



Das Prinzip des Apparates. Gießen wir in den Zylinder 17 dieselbe 

 Flüssigkeit, mit welcher die Röhre 10 gefüllt ist, so wird bei der bestehenden 

 gleichen Belichtung Farbengleichheit des Gesichtsfeldes dann eintreten, wenn 

 die Verschlußplatte des Tauchzylinders von dem Boden des Tauchtroges genau 

 so weit entfernt ist, als die Röhre 10 lang ist, d. h. die Schichtdicken gleich 

 sind. Die dem Apparat beigegebene Röhre 10 ist 20 mm lang, somit wird bei 

 gleich konzentrierten Farblösungen der Nonius 20 mm Schichtdicke zeigen 

 müssen. Ist die untere Schichtdicke größer als 20 mm, so wird auf diesem Wege 

 weniger Licht durchdringen können als auf dem Wege durch die Teströhre, 

 der innere Ring wird dunkler sein. Ist hingegen die Schichtdicke unten 

 kleiner als 20 mm, so wird der innere Ring heller als der äußere erscheinen. 

 Ebenso verhält es sich bei derselben Schichtdicke, aber verschiedener Kon- 

 zentration der Flüssigkeiten. Ist die Flüssigkeit im Tauchtrog 17 weniger 

 konzentriert als die in der Röhre 10 befindliche, so wird die Schichtdicke 

 im Tauchtrog größer als 20 mm sein müssen, um Gleichheit im Gesichts- 



