Die Blutkörperchenzählung und Hümogloljinbcstimniung. 7 ;>,;', 



felde hervorzurufen; ist sie konzentrierter, so wird die Schichtdicke geringer 

 als 20 mm sein. 



Es besteht also ein ungekehrtes Verhältnis zwischen Konzentration 

 and Schichtdicke : 



^1 • ^2 — ^2 • ^1 



wobei Cj die bekannte Konzentration der Testlösung, 



Co die gesuchte Konzentration der zu untersuchenden Lösung, 

 Si die bekannte Schichtdicke der Teströhre, 

 Sa die gefundene Schichtdicke im Tauchtrog bedeutet. 

 Die gesuchte Konzentration ist somit aus der Formel 



c, = 



So 



leicht zu berechnen. Zur Hämoglobinbestimmung brauchen wir eine 

 Testlösung von bekannter Hämogiobinkonzentration oder ein anderes Ver- 

 gleichsobjekt, welches der Farbe des Blutes in bestimmter Konzentration 

 entspricht. 



Die Vorteile des Kohlenoxydhämoglobins als Vergleichsflüssigkeit liegen 

 darin, daß erstens die Farbengleichheit mit dem zu untersuchenden Blute, 

 dessen Farbstoff durch Durchleiten von Leuchtgas ebenfalls in Kohlenoxyd- 

 hämoglobin umgewandelt wurde, die größte ist, zweitens wird bei bekannter 

 Konzentration der Testlösung mit Hilfe der angegebenen Formel der richtige 

 Hämogiobinwert der zu bestimmenden Lösung direkt zu berechnen sein und 

 drittens ändert die Lösung ihre Farbe nicht. 



Die Testlösung wurde durch Eisenanalyse kalibriert: 

 Das Blut wurde einem Kalbe entnommen und durch kräftiges Schütteln 

 mit Quecksilber defibriniert. Nach mehreren gut übereinstimmenden Be- 

 stimmungen des Eisens nach Neumann war im Mittel in IOoh^ des unter- 

 suchten Blutes 26'17 vM^ Eisen enthalten. Zur fjerechnung des Hämoglobins 

 nahm Plesch die Jaquet-Hüfncrsche Zahl von O'o^iiVo ^^ an. Somit ent- 

 hielt das Blut l'lS^/o Hämoglobin. Eine größere Menge dieses Blutes wurde 

 in besonderen Gefäßen aufbewahrt. Die Glaskolben waren oben und unten 

 mit eingeschhffenen, einfach durchbohrten Hähnen, die mit einem kapillaren 

 Schlauchansatz versehen sind, versclilossen. Das evakuierte Glasgefäß wurde 

 mit dem Blute halb gefüllt und dann reines Kohlenoxyd mehrmals einge- 

 .saugt und kräftig geschüttelt. Die Verwendung von Leuchtgas als Kohlen- 

 oxydquelle ist bei der Testlösung nicht ohne weiteres zulässig, da wenigstens 

 das Berliner Leuchtgas zu allmählich eintretenden Farbänderungen Anhiß 

 gibt. Will man sich jetzt aus diesem Blut eine Lösung machen, so verbindet 

 man die obere Kapillarrühre mit einem Kohlenoxydgasometer, öffnet den 

 Hahn und läßt unten beUebige Mengen des Blutes ausfließen. Soll dieses 

 Blut einer 250fach verdünnten 14''/oigen Hämoglobinlösung entsprechen, 

 muß es nach Pleschs Berechnung 150"o8mal verdünnt werden. Diese Lösung 

 ist bei dem Fabrikanten stets vorrätig, doch kann sie auch von jederniann 

 auf dem beschriebenen Wege verfertigt werden. Noch richtiger ist, eine 



