Die Blutkorperchenzählung und Ilämoglobinbestimmung. 735 



lichkeit des Chromophotometers gegen Lichtdifferenzen hier besonders zu 

 betonen sind. 



Es kann vorkommen, daß Schatten im Gesichtsfelde auftreten. Diese 

 rühren meist von Luftblasen her, die sich an der unteren Platte des Tauch- 

 zylinders befinden. Durch Hin- und Herbewegen, Andrücken an die Platte 

 des Tauchtroges oder Hinausheben aus der Flüssigkeit ist dieses llbel 

 sehr rasch beseitigt. 



Zur Ausführung einer Hämoglobinbestimmung ist dem Chromophoto- 

 meter noch eine Kapillarpipette und ein Meßgefäß beigegeben. Die Kapillar- 

 pipette besitzt zwei Marken, und zwar bei 0*1 und 0-2 cm^. 



Das Meßgefäß ist von zylindrischer Form und hat einen engen langen 

 Hals. An dem Hals sind zwei Marken bei 50 und 51 cm-^ angebracht, um 

 nicht eine neue Lösung bereiten zu müssen, im Fall nicht genau auf die 

 Marke 50 eingefüllt wurde. 



Der Gang einer Hämoglobinbestimmung ist folgender: Zunächst müssen 

 Avir stets kontroUieren, ob nicht Verunreinigungen im optischen System 

 vorhanden sind und ob wir ein gleichmäßig beleuchtetes Gesichtsfeld haben. 

 Das prüfen wir am besten so, daß wir alle dazwischen geschalteten Gläser 

 (Tauchtröge, Teströhre) entfernen. 



Das Blut wird dann unter Anwendung der üblichen Kauteleu ent- 

 nommen. Der ausgetretene Blutstropfen wird mit der Kapillarpipette bis 

 zur Marke aufgesaugt und in den Meßkolben gebracht. Es ist angezeigt, 

 in den Meßkolben schon vorher die Sodalösung von P/oo zu bringen, mit 

 welcher wir die Pipette ausspülen. Haben wir das Blut aus der Pipette aus- 

 gewaschen, wird der Meßkolben bis zur Marke 50 oder, wenn das nicht 

 gelingt, bis zur Marke 51 aufgefüllt. 



Die Lösung muß dann mit Kohlenoxyd in einem großen Kolben ge- 

 sättigt werden. Ocrum^) empfiehlt folgende von Bunsen herrührende Me- 

 thode zur Herstellung von reinem Kohlenoxyd. 13 Gewichtsteile ameisen- 

 saures Natron werden mit 10 Gewichtsteilen konzentrierter Schwefelsäure 

 (132 und 98) gemischt. Diese Mischung gibt in der Kälte vollständig reines 

 Kohlenoxyd. 13 </ ameisensaures Natron geben 4 / CO. Es ist einfacher 

 und hier auch erlaubt, zur Sättigung Leuchtgas zu benutzen, nur ist es 

 angezeigt, das Gas zuvor durch eine Wasserflasche zu leiten, da es sonst das 

 Blut eventuell verunreinigt. Bei der Größe der Verdünnung von 1 : 250 ist 

 schon eine sehr geringe Menge CO genügend, um Sättigung herzustellen. 

 "Man braucht daher Leuchtgas nicht lange hindurch zu leiten. 



Bevor wir die gesättigte Lösung in den Tauchtrog bringen, ist es 

 nötig, daß wir uns überzeugt haben, ob dieselbe nicht trübe ist oder 

 Staubpartikel enthält. Es ist gut, die Flüssigkeit stets durch gehärtete 

 Filter zu filtrieren. Jedes einzelne Staubpartikelchen wird durch d;»rauf- 

 fallendes Licht selbstleuchtend und gewinnt eine völlig unbestimmbare 



») H. P. T. Oerum, Über die Methodeu der Hämoglobinbestimmung. Festschrift für 

 Olof Hammarsten. Upsala 1906. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. III. 47 



