Die Blutkörpercheiizähluug und Hümoglobinbestimmung. 



im 



Es bedeutet hierbei o die (Hfniing des Okularschiebers (=11 Wellen- 

 längenausschnitt aus dem Spektrum), k den Stand des Rauchciuarzkeiles. 

 s den Stand der Kreissektorskala, mit dem das Fernrohr um das Dis- 

 persionsprisma gedreht wird und bestimmte Teile des Spektrums ins Ge- 

 sichtsfeld gerückt werden. 



Vor Aufstellung des Apparates in einem Dunkelzimmer auf einem 

 Tisch, an dem man bequem mit dem Ellbogen aufgestützt in Ptuhe ablesen 

 kann (Skizze der Aufstellung Fig. 257), sind die den Fraunhofemdwn 

 Linien D, E, h, F entsprechenden Nummern dieser Skala bestimmt worden. 

 Man trägt in einem Ordinatensystem als Abszissen die Sektorskalenteile, als 

 Ordinaten die Wellenlängen auf, bezeichnet die den Linien entsprechenden 



1 



Proj:i?s ff //iiyners Specira/ - PAo/omeler. 



:S3 



3' 



'v'^i- 



"m* 



cirzfc: 



Fig. 257. 



Punkte und interpoliert geradlinig zwischen I) und E. Dann teilt man auf 

 dieser die Wellenlängen 



\ 3= 565 — 554 ab als Bezirk zur Bestimmung von 9 



\— 542-5— 531-5 „ 



'i> 



Man zieht Ordinaten durch die obigen Wellenlängenpunkte und findet 

 so auf der Abszissenachse die Sektorskalenteile, zwischen denen nach Hilfmr 

 untersucht werden soll. Für unseren Apparat sind die Mitten dieser Bezirke 

 gerade eingestellt, wenn .die Skala auf 16-6 für <p, auf 18-9 für 9, steht 

 (\ ■= 565 — 554 und 542-5—531-5 j^-a)- Im Blutspektrum sind es Regionen 

 in der Gegend des Absorptionsminimums zwischen den zwei sichtbaren 

 Streifen und des Absorptionsmaximums im [i-Streifen.j 



Neuerdings soll der Bezirk statt 11 nur noch 8-5 Wollonlängen be- 

 tragen. Der Okularspalt muß dann enger sein. 



