740 Franz Müller. 



In diesen zwei Bezirken werden je 10 Ablesungen der Drehungswinkel 

 gemaclit, nachdem man sicher ist, daß der Apparat genau horizontal steht 

 { Wasserwage!). Es wird neuerdings empfohlen i), eine Milchglasscheibc 

 zwischen Lampe und Kästchen zu schalton, um sonst unvermeidbare Un- 

 gleichheiten der Belouchtuug im oberen und unteren Teil des Gesichtsfeldes 

 zu umgehen. Der Eintrittsspalt (nahe dem Absorptionskästchen) soll Vio ""'« 

 genau betragen. Schon kleine Änderungen verändern bei weißem Licht in- 

 folge größerer Unreinheit des Spektrums die Werte von 9 und 9, sehr be- 

 deutend. Den Rauchquarzkeil soll man, wie gesagt, ganz fortlassen. 



Berechnung 



cp, = 75"15 

 log cos CD, — 0-4087H— 1 



'ö 



9 = 66-30 

 log cos ©1) = 0-60417—1 

 logcos'^^ = 0-208:U— 1 

 -log 008^9= 0-79166 



logcos2(p, = 0-81746-2 

 logcos'^cD, = 1-18254 



1-18254 



= 1-4U4. 



'0' 



e 0-79166 



Die Konzentration c der Lösung = Aq . Sq = A,'j 



Ao und A' sind Konstanten, die unter Annahme (!) konstanter Trocken- 

 substanz oder von 0-;54Vo Fe auf 100 kristallisierten Farbstoff für genuinen 

 Blutfarbstoff durch Aichung mit Hämoglobinkristallen zu ermitteln sind. 



(3 



Da A = ^ und s von dem Lichtverlust im Apparat abhängt, sind die Werte 



von A für jedes Spektrophotometer etwas verschieden. 



Hüfncr hatte bei Rinderhäraoglobinkristallen und Trockensubstanz- 

 bestimmung gefunden: A;, = O-OOI0I2 im Mittel von 8 Analysen mit 6''/n 

 maximaler Differenz vom Mittelwerte. 



Die Konstanten A sind also nur unter Annahme eines konstanten 

 und analogen Verhältnisses zwischen Färbekraft, Eisen und Trockensubstanz 

 im Farbstoff des zirkulierenden Blutes wie der Hämoglobinkristalle zu 

 benutzen. Glaubt man an diese Konstanz nicht, so ist die Aichung des 

 Spektrophotometers, d. h. die Ermittlung von A und damit die Benutzung 

 zur absoluten Hämoglobinbestimmung unmöghch (siehe S. 728). 



Das Blut muß zur Untersuchung im Verhältnis von etwa 1 : 150 mit 

 0-P/oiger Sodalösung verdünnt werden. Es ist besonders darauf zu achten, 

 daß sowohl die Lösung, wie die das Absorptionskästchen abschließenden 

 Glasflächen tadellos staubfrei sind. Schon leichte Trübungen bedingen, ge- 

 rade bei dieser Methode, sehr erhebliche Fehler. Ferner muß dai-auf geachtet 

 werden, daß der Apparat in einem Dunkelzimmer vollkommen horizontal 

 und vor Erschütterungen geschützt aufgestellt wird, daß die Auerlampe 

 in genau gleicher Höhe steht wie das den Kollimatorschiebei- und den Älhrcckf- 

 schen „Glaskörper'- tragende Rohr, daß das Dispersionsprisma so feststeht, daß 

 es sich nie verschieben kann und endlich, daß der das Absorptionskästchen mit 



*) Dr. C. ßremiÄ;ers Logarithmentafeln. WeidmannsclieBuchhandluug. Berlin(1899). 

 Tafeln der Logarithmen der trigonometrischen Funktionen für jedes Hundertstel des 

 Grades des Quadranten. 



