Die Bhitkörperchenzählimg und Ilämoglobinbcstimmung. 741 



der Blutlösung- tragende Messiiigrahmen scharf anschlielieiid vor dem P^nde 

 des Kolliiiiatorrohres und genau vertikal aufgestellt Nvird. Wenn die obere 

 (Jrenzflächc des Schultzschen Körpers, die obere Fläche des äußeren Nikols, 

 die brechende Kante des Dispersionsprisnias nicht genau in der gleichen 

 Ebene liegen, so sind die beiden als rötlich gefärbte vertikale Streifen 

 wirkenden Hälften des Gesichtsfeldes nicht durch eine fast unsichtl)are 

 Trennungslinie getrennt, sondern es zeigen sich mehrere derartige Linien 

 oder oberhalb oder unterhalb derselben ungleichmäßig gefärbte Stellen. In 

 diesem Falle ist eine genaue Ablesung unmöglich. 



Der Spektrophotometer erfordert ein erhebUches Maß von Exaktheit 

 und Vorsicht beim Arbeiten und außerdem große lliüie des Beobachters. 

 Es ermüdet die Augen stark. Hüfner selbst hat oft genug betont, dal» man 

 nur dann, wenn man sich vollkommen ruhig und nicht nervös fühlt, richtig 

 ablesen kann. Es ist also ein empfindliches Instrument. So sagt der letzte 

 Autor, der damit gearbeitet hat^): ,.Die primitive Deleuchtungsvorrichtung, 

 die unpassende Form des Absorptionsgefäßes sowie die erheblichen Schwierig- 

 keiten bei der raschen und sicheren Einstellung auf gleiche Helligkeit der 

 beiden Gesichtsfelder haben uns dazu geführt, Al)stand von dem Gebrauch 

 des Hüfnet-!^chen Spektrophotometers zu nehmen und weitere Versuche nur 

 noch mit dem Apparat von König, Martens und Grünhauni, anzustellen." 



Danach dürfte schwerlich jemand noch den ]\Iut haben, das Hiifncr- 

 sche Instrument bloß für Blutfarbstoffbestimmungen zu benutzen. 



Für relative Hämoglobinwerte ist es zweifellos recht genau, doch meines 

 Erachtens nicht genauer als der Mesc//ersche Hämometer, das Keilhämo- 

 meter u. a. Für Bestimmungen der absoluten Hämoglobinwerte gilt, wie ge- 

 sagt, dasselbe, was beim MfscÄerscheu Apparat auf S. 728 gesagt worden ist. 



Die sogenannte objektive Hämoglobinometrie. 



Plesch 2) hatte den ingeniösen Gedanken, die Eigenschaft des Selens, 

 seine elektrische Leitfähigkeit bei verschiedener Belichtung zu ändern, für 

 eine Bestimmung der Absorptionskraft von Blutfarbstofflösungen heraus- 

 zuziehen. Zur Messung dient ein Spiegelgalvanometer mit Fernrohrablesung. 

 Zur Untersuchung bringt man, nachdem das Galvanometer l)ei voller Be- 

 lichtung der Selenzelle auf den Mittelpunkt einer Skala eingestellt ist. eine 

 Standardlösung (entweder Hämoglobin oder Kohlenoxyd-Hb) vor die Selen- 

 zelle und liest den Ausschlag des Galvanometers ab. Darauf verfährt man 

 in gleicher Weise mit der zu untersuchenden Lösung. Es verhalten sich 

 dann die Ausschläge direkt proportional der Konzentration resp. der Absorp- 

 tionskraft. Plesch hat bisher nur die Idee dieser Messung gegeben, sie 

 aber noch nicht zu einer allgemeinen brauchbaren Methode ausgearbeitet. 

 Es fragt sich daher noch, inwieweit sie praktisch verwendbar ist. 



') E. E. Butterfield, Über Lichtextinktion des Blutfarbstoffs. Zeitschr. f. physiol. 

 Chemie. Bd. 62. S. 173 (1909). 



-) J. Plesch, Objektive Hämoglobinometiic. J5iücheiii. Zeitschr. Bd. 1. S. 32{190U). 



