744 Franz Müller. 



länger die Durc^hfliißzeit. Man kann dabei*, wenn man die Mskosität einer 

 Flüssigkeit bestimmen Avill, bei gleicbbloibendem Druck und bestimmter 

 Kapillare entweder eine konstante Flüssigkeitsmenge durch die Ka- 

 pillare hindurchpressen oder saugen und die Zeit bestimmen, oder mau 

 bestimmt die wjdirend einer konstanten Zeit durchgeflossenen Flüssigkeits- 

 mengen. Das erste ist in dem nach Ostirald^chem Prinzip angeordneten 

 Apparat von Hirsch und Beck i) so wie in dem vereinfachten von Detcr- 

 mann^-) durchgeführt, das zweite bei den Messungen in den Apparaten 

 von Heß'^) und dem danach modifizierten von Münze r- Bloch. ^) 



Man bestimmt bekanntlich immer nur den relativen, nicht den ab- 

 soluten inneren Reibungskoeffizienten, d. h. den Wert der inneren Reii)ung 

 des Blutes, bezogen auf Wasser als Einheit. 



Es sollen im folgenden nur die leichter anwendbaren Methoden be- 

 sprochen werden, während die kompliziertere ältere von Hürthle'^), der das 

 Blut direkt aus der Arterie des Tieres durch eine geaichte Kapillare fließen 

 ließ, hier wegbleiben kann. 



2. Der Apparat von Hirsch und Beck.") 



Durch ein Doppelgebläse wird der Druck erzeugt, um das Blut durch 

 die Kapillare zu pressen. Der Luftstrom aus dem Gebläse passiert ein 

 Chlorcalciumrohr, dann eine mit Filz umgebene Druckflasche von etwa 2 / 

 Inhalt, weiter eine T-Teiluhg: ihr einer Schenkel führt zu einem mit Benzol 

 gefüllten Manometer, ihr anderer vermittelst längeren ( rui'niiiisclilauches zu 

 dem eigentlichen Yiskosimeter. Dieses wird für die Untersuchung in einen 

 Ostwaldschen Wasserthermostaten von oS" versenkt. Der Yiskosimeter 

 ist mit l)esonderer Berücksichtigung der für das leicht gerinnende Blut er- 

 forderlichen schnellen Füllung und Reinigung etwas anders konstruiert als 

 die Ostimldschen Yiskosimeterröhren. Die Kapillare von 0*25 — O'ob mm 

 Durchmesser und etwa 10 cm Länge mündet oben in eine Erweiterung, 

 deren Inhalt etwa V2 cm» beträgt und die sich weiter nach oben wieder 

 verengt. An der oberen Mündung ist ein Ansatzstück für den von der 

 Druckflasche kommenden (Tummischlauch, unten geht die Kai)illare über in 



*) C. Hirsch und C. Beck, Eine Älethode zur Bestimmung des inneren Reiliuugs- 

 widerstandes des lebenden Blutes beim Menschen. Miüiciiener med. \Yochenschr. Bd. 47. 

 S. 1685 (1900). 



-) Deterniann, Ein einfaches, stets gebrauchsfertiges Blntviskosimeter. Münchener 

 med. Wocheuschr. Bd. 54. S. 1130 (1907). 



^) W. Heß, Die Bestimmung der Viskosität des Blutes. Münchener med. Wochenschr. 

 Bd. 54. S. 159ü"u. 2225 (1907). 



*) E. Mi'nizrrnnä F. Bloch, Die Bestimmung der Viskosität des Blutes. Med. Klinik. 

 Nr. 9—11 (1909). 



^) K. Hürthlc, Über eine Methode zur Bestimmung dir Viskosität des lebenden 

 Blutes. Pßiigers Arch. Bd. 82. S. 415 (1900). 



^) Der Apparat wird von F. Kohl er, Leipzig. Institut für angewandte Chemie, 

 komplett geliefert. 



