Die Bestimmung des spczifischon (iowichtes, des Trockt.'nrückstaiidos etc. 740 



ein U-förmiges erweitertes Rohr, das sich kufielfönnig noch mehr erweitert, 

 und das ein vermittelst Schliffes aufgepaßtes langes, etwa ,^ mm weites Ver- 

 schluürohr trägt. Der ganze Viskosiineter sitzt senkrecht in einem Halter mit 

 Stativ. Der Versuch wird so ausgeführt, daü man in der Drackflasche einen 

 Druck von 80 cw Wasser = 45-2 om Benzol herstellt und das luftdicht 

 schließende System durch einen Quetschhahu abschließt. Darauf bringt man 

 einige Tropfen Blut in die kugelige Erweiterung des A'iskosimeters, saugt 

 das Blut durch die Kapillare hindurch in die obere Erweiterung, setzt das 

 .Verschlußrohr auf, verbindet den Viskosimeter mit der Druckflasche, stellt 

 das Stativ in den Thermostaten und läßt nun durch den Druck von 40 cm 

 Wasser das Blut durch die Kapillare hindurchpressen. Sie besitzt oben und 

 unten eine Marke; die Zeit, welche das Blut braucht, um die Marke zu 

 passieren, wird mittelst Stoppuhr registriert. Diese Messung kann mehr- 

 mals wiederholt werden, bis die ersten Gerinnsel Störungen verursachen. 

 Hat man auf die Stelle, von der das Blut entnommen wurde, einige Körnchen 

 Hirudin gebracht und so die Gerinnung verhindert, so läßt sich die Mes- 

 sung mit dem Hirudinblüt beliebig oft wiederholen. Die Viskosimeter werden 

 am besten mit frisch destilliertem Anilin, nicht mit Wasser geaicht, da 

 Anihn ein dem Blut sehr ähnliches spezifisches Gewicht besitzt. 



3. Der Apparat von Determann. 



Zweifellos sehr viel einfacher, wenn auch wohl weniger genau, ist die 

 Determannsche Anordnung. In ihr ist auf die ^'erwendung eines Thermo- 

 staten und eines bestimmten Druckes verzichtet. Das Blut fliellt durch die 

 eigene Schwere durch eine Kapillare, die sich in senkrechter Stellung in 

 einem Wassermantel von konstanter Zimmertemperatur befindet. Dieser 

 aus Glas gefertigte Mantel läßt sich in 2 Gabeln eines Gestelles um 180" 

 drehen, so daß das untere Ende dann zu oberst kommt. 



Das aus dem Ohrläppchen gewonnene, mit etwas Hirudin am Ort 

 der Entnahme sofort vermischte Blut wird bis zu einer Marke am Ende 

 der Erweiterung über der Kapillare angesaugt und die Durchflußzeit in 

 senkrechter Stellung gemessen, darauf gedreht und der Versuch von der 

 anderen Seite wiederholt. Es wird nur O'l mm Blut gebraucht und die 

 Kapillare soll sich auch leicht reinigen lassen.') 



4. Der Apparat von Heß. 2) 



Auf einer Milchglasplatte sind zwei graduierte (Jlasröhrchen l)pfestigt, 

 die auf der einen Seite durch ein Verbindungsrohr mit Ansatzstutzen mit 

 einem Gummiballon inVeri)indung stehen, während sie auf der anderen Seite 

 in 2 Kapillaren auslaufen. Diese erweitern sich am Ende zu (jlasröhren vom 



*) Der Apparat vou Determann l)ci B. B. Cassel, Frankfurt 41. M., erliältlidi. 

 ^) Der Apparat von HeJS erhältlich bei J. G. Kram er, Glasbläserei, Zürich. I. 

 Spiegelgasse 7. 



