Die Bestimmung des spezifischen Gewichtes, des Trockenrückstandes etc. 747 



das eine Seitenöffnung' mit Quetsclihahn besitzt. Das T-Kohr selbst führt 

 einerseits zu einem Manometer, andrerseits zu einem (Juiiimil)allon. 



Man füllt zunächst beide Schenkel des U-förmi^en llohres bis zum 

 0-Punkt der Teilung mit destilliertem Wasser, saugt dies vom Ballon her 

 an und bestimmt den Stand gleichzeitig in beiden graduierten Iiühren. 

 Da die durch beide Kapillare durchgesaugten Wassermengcn gleich grol) 

 sind, so muß die Länge der Wassersäulen in den beiden graduierten Röhren 

 das Verhältnis des Inhalts beider angeben. Es beträgt etwa 2. Nun wird in 

 die zu dem engeren Rohr gehörige Kapillare der Blutstropfen eingesaugt, 

 beiderseits Wasser und Blut auf die 0-Stellung gebracht und wiederum vom 

 Ballon her angesaugt. Es verhalten sich dann die Viskositäten der beiden 

 Flüssigkeiten umgekehrt wie die durchgesaugten Flüssigkeitsmengen. 

 Die Viskosität des Blutes ist also gleich der Länge der Wassersäule divi- 

 diert durch die Länge der Blutsäule multipliziert mit dem zuvor empirisch 

 gefundenen Quotienten des Inhalts beider Röhren. 



6. Die Genauigkeit der Resultate. 



Nach Hirsch und Beck beträgt die Abweichung in den einzelnen Mes- 

 sungen 0*2 — 0*4 Sek. Der Fehler wird naturgemälj bei kürzerer Durch- 

 laufszeit, d. h. dünnerem Blut, höher als bei dickerem. 



Nach Heß betrug der größte Unterschied verschiedener Messungen 

 an einer und derselben Person oVo und die grölite Abweichung vom 

 Mittelwert 2Vo (z- B. 4-22 und 4-35, Mittel 4-26). Änderungen der Tem- 

 peratur bedingen, wie erwähnt, pro P etwa 0-8 Vo (Normalwert bei 17"). 

 Viel beträchthcher werden Abweichungen, die durch Stauung oder lokale 

 Anregung der Zirkulation bei der Blutentnahme künstlich hervorgerufen 

 werden. 



Schw^ankungen bis zu 8V0 des Wertes sind keine Seltenheit. 



Merkwürdig und noch unerklärt ist, daß die Werte für die innere 

 Reibung des Blutes nicht in allen Apparaten die gleichen sind, so fanden 

 Münzer und Bloch in Parallelbestimmungen : 



Der Determannsche Apparat gibt also höhere Werte als die anderen, 

 und zwar mit zunehmender Viskosität um so höhere. 



