718 Franz Müller. 



Thoma-Zeiß-Ka.mmeY wie in der nach außen offenen Schlitzkammer genau 

 die gleichen Zahlen: 



Tabelle C. 



Millionen 



Nr. Alte Kamraer Schlitzkammer 



II 2 ... 5-405 5-403 



„ ... 5-409 5-411 



... 5-415 5-414 



V 2 ... 5-579 5-582 



... 5-581 5-578 



VI 2 ... 4-908 4-907 

 „ ... 4-911 4-915 



... 4905 4-909 



VII 7 . . . 5119 5-202 

 5-208 5-204 



VIII 1 . . . 5-281 5-285 



... 5-288 5-291 



Bürker stellte auf optischem Wege, durch Beobachtung der Newton- 

 schen Ringe, die Unabhängigkeit vom äußeren Luftdruck fest. Nur bei sehr 

 rasch eintretender Luftverdüunimg im pneumatischen Kabinett fand er 

 eine geringe Abnahme der Kammerhöhe. Auch Temperaturunterschiede 

 zwischen 24 — 45" sind praktisch für die Kammerhöhe ohne Bedeutung 

 ( + 0-0003 mm). 



Die oben genannten Kontrollversuche mit 0'6 bis etwa 2Vo maximaler 

 Abweichung bedeuten also bei der üblichen Normalzahl von 5 ^Millionen roter 

 Blutkörperchen in 1 mw» 30.000 — 100.000 Zellen als zu vernachlässigende 

 Differenz. Meistens Avird man bei einem nicht so geübten Untersucher mit 

 4mal so großen Abweichungen zu rechnen haben. Man wird nach obigem also 

 meist Differenzen bis zu etwa 180.000 bei einer Blutkörperclrenmenge von 

 5 ^lillionen als innerhalb der Fehlergrenzen liegend zu betrachten haben. 

 Natürlich ist es ein Unfug, mehr als höchstens 4 Zahlen anzugeben. Man 

 sollte sich daher gewöhnen, 5 Millionen. 5-5, 5'18 usw., nicht 5,500.000, 

 5,180.000 zu schreiben, wie es noch meist geschieht. Nur wenige sehr Ge- 

 übte werden Differenzen unter l^/o als reell ansehen dürfen. 



Für die Zählung der weißen Blutkörperchen findet sich in dem 

 Thoma-ZeiJhd\Q\\ Apparat eine zweite Mischpipette, bei der die Ver- 

 dünnung 1:10 bzw. 1:20 beträgt. Hier ist das Resultat also dementsprechend 

 mit 10 bzw. 20 statt 100 oder 200 zu multiplizieren, i) 



Sehr empfehlenswert erscheint mir Bürkers Rat, die Zählbefunde in 

 gedruckte Schemata einzutragen, die Quadrate in der Reihenfolge der 

 Netzteilung enthalten. (Buchdruckerei H. Laupp jun., Tübingen, Heuberger- 

 straße Nr. 1—3.) So bietet das Zählresultat auf den ersten Bück ein Bild der 

 Verteilung der Zellen und man zählt nicht so leicht ein Quadrat doppelt. 



*) Eine prinzipiell andersartige Zählmethode , bei der das Blut in —--HCl ver- 

 dünnt und in gefärbtem Trockenpräparat gezählt wird, empfehlen V. EUermann und 

 A Erlandsen, Eine neue Technik der Leukozytenzählung. Dentsch. Arch. f. kliu. Med. 

 Bd. 98. S. 245 (1909). Der Fehler soll relativ klein sein. 



