Die Blutkörperchenzählung und Hämoglobinbestimmung. 



717 



fibriniertem Schweineblut bei Reihen von 12—24 Fülkingen mit je 900 

 bis IIÖO gezählten ZeUen (100 Quadrate, Verdünnung V200) einen wahr- 

 scheinlichen Fehler von im ersten Falle 2-7, im zweiten Falle l-8»/o. 

 Veülon bekam in 12 Füllungen mit Schweineblut bei Zählung von je 

 etwa 1100 Zellen als größte Abweichung vom Mittel O-BOVo des Mittel- 

 wertes, als wahrscheinlichen Fehler 0-387o- Brünings^) erzielte in Serien 

 von je 5 Zählungen von 400 Quadraten Abweichungen von + 14 bis — l-7Vo 

 vom ^Mittelwert. 



Bürker bekam in seiner neuen Kammer bei Zählung von je 40, also 

 nur 80 Quadraten einen mittleren Fehler von ± 0-6Vo des Mittelwertes. 

 (Man zählt in BUrkers Kammer die roten J Blutkörperchen in den kleinen, 

 die weißen in den großen Quadraten des Netzes.) 



Fig. 245. 



Man sieht also, daß die aus fehlerhafter Füllung der Pipette und 

 fehlerhafter Herstellung des Präparates sich ergebenden Fehler bei großer 

 Übung (!) recht gering sind. Die durch fehlerhafte Konstruktion der 

 Apparate bedingten Fehler sind, ^^^e eingehende Vergleiche verschiedener 

 ZeiyJscher Apparate gezeigt haben, ganz unwesentlich. Die Abweichung 

 betrug (Thoma) bei Zählung von etwa 12.000 Zellen zwischen zwei Appa- 

 raten 0-90/0, bei Zählung von 61.000 Zellen nur 0-3 Vo- 



Die lange ventilierte Frage, ob die Zählkammer ihre Höhe bei ver- 

 schieden hohem äußeren Luftdruck ändere, ist heute bestimmt in nega- 

 tivem Sinne entschieden. So erhielt Abderhalden in der geschlossenen 



*) W. Brunings, Ein neuer Apparat zur Blutkörperchenzählung. Pßügers Archiv. 

 Bd. 93, S. 406 (1903). 



