Die Blutkörperchenzähhing und Hämoglobiiihestiinmung. 7J5 



reißen!) blutfrei abwischt und nun eine die Blutkörperchen nicht verän- 

 dernde Verdünnungslösung bis zur Marke 101 nachsaugt. Dabei muß der 

 Eintritt von Luftbläschen vermieden werden. Sobald man eingesaugt hat, 

 verschließt man das zugespitzte Ende mit dem zweiten Finger, das obere 

 Ende mit dem Daumen und schüttelt so lange, bis die Lösung gleich- 

 mäßig durchgemischt erscheint. Das Aufsaugen der Verdünnungslösung muß 

 natürhch so schnell erfolgen, daß das Blut in der Kapillare nicht gerinnt. 



Als Konservierungsflüssigkeit der roten Blutkörperchen sind 

 zahlreiche Gemische empfohlen worden, von denen hier nur die empfehlens- 

 werteste, die Hai/emsda.e Lösung, genannt sei. 



Rezept: Hydrarg. bichlor. ...... 0*5 



Natr. sulfur ö'O 



Natr. chlorat TO 



Aqu. dest 200-0 



Zur Zählung der weißen Blutkörperchen benutzt man Verdünnungs- 

 flüssigkeiten, die die roten lösen und die weißen konservieren, so nach 

 Thoma 0".3 — O-ö^/oige Essigsäure, eventuell unter Zusatz einer geringen 

 Menge eines die Leukozyten färbenden Farbstoffs. 



In diesen Lösungen halten sich die roten bzw. weißen P^utkörperchen 

 oft 24 Stunden, es empfiehlt sich aber doch, die Zählung noch am Tage 

 der Entnahme vorzunehmen. 



Zur Zählung der Blutplättchen hat man je 10 Teile von O'P/oioCi" 

 Chromsäure und l^/oiger Osmiumsäure mit einem Teil Eisessig vorge- 

 schlagen. Bürker empfiehlt Auftropfenlassen von Blut auf Paraffin, Ab- 

 heben der Plättchen von der Kuppe des Tropfens. Die Zählimg der Blut- 

 plättchen muß schnell erfolgen, da sie weniger haltbar sind als die an- 

 deren Blutbestandteile. ^) 



Die Zählkammer des Thoma- Zeiß sehen Apparates besteht aus einem 

 auf einem Objektträger aufgekitteten Glasrahmen W mit zentralem kreis- 

 förmigen Ausschnitt r. In dem Ausschnitt sitzt ein rundes Glastischcheu B, 

 in welches in der Mitte ein Netz kleinerer und größerer Quadrate eingeritzt 

 ist. Der äußere Glasrahmen W überragt die Höhe des inneren Glastisch- 

 chens B genau um 0*1 mm (Fig. 243). 



Man hat nun einen Tropfen der Blutmischung (und zwar nicht den 

 ersten, der sich in der Kapillare befindet und nicht mitgemischt worden ist) 

 auf die Mitte des Glastischchens zu bringen und sofort ein dickes Deck- 

 glas D von der Seite her so überzuschieben, daß der kreisrunde Band des 

 Rahmens der gefüllten Zählkammer Newtonsdie Farbenringe zeigt. Dies 

 gehngt nur nach einiger Übung. Hat man etwas zu viel Flüssigkeit, so 

 tritt sie über das Deckglas und muß durch Filtrierpapier entfernt werden. 

 Hat man zu wenig oder das Deckglas schief aufgeschoben, so l)efinden 

 sich Luftblasen in der Zählkammer. In diesem Fall muß man von neuem 

 reinigen und wieder füllen. 



*) K. Bürker, Blutplättchen und Blutgerinnung. Pßiigers Archiv. Bd. 102. S. 36 



(1904). S. 92 Konservierung der Blutplättchen. 



