Die Bestimmung der Blutmenge. 755 



bedeuten den prozentischen Blutfarbstoffoehalt des Blutes, bezogen auf die 

 Blutprol)e vor der Infusion = 100. 



Zunächst scheiden einige ganz unmögliche Zahlen aus, ein Teil 

 ist mit ! versehen (lfd. Nr. 4, 5). Hier war die eingetretene Blutver- 

 dünnung zweifellos nicht der injizierten Menge Sab^lösung entsprechend, 

 sei es , daß ein Teil von ihr in dem Stamm der V. jugularis stagnierte, 

 sei es, daß die erste Probe zu spät nach beendeter Infusion entnom- 

 men wurde (2') und schon erhebliche Mengen die Blutgefäße ver- 

 lassen hatten. 



Die Tabelle zeigt w^eiter für die einwandfreien Proben beim Ver- 

 gleich von Stab 7, 11, 15, daß, wenn wir i/. Minute nach Beendigung des 

 Einlauf s, der selbst nicht mehr als höchstens IV2 Minuten andauern darf, 

 die erste Probeentnahme machten und in 80 Sekunden Intervallen fort- 

 fuhren, die Blutkonzentration teils während 1/2 — IV2 Minuten nach been- 

 deter Infusion gleich blieb (lfd. Nr, 3 der Tabelle). Teils war es aber nach 

 1 Minute schon zu spät und ein Teil Flüssigkeit aus der Blutbahn ver- 

 schwunden, teils blieb sie sogar noch nach 3 — 6' (lfd. Nr. 7 der Tabelle) 

 in der Zirkulation. Es ist daher schwer zu beurteilen, ob der niedrigste 

 Wert auch in der Tat der erzeugten Verdünnung entspricht oder ob nicht 

 doch schon vorher etwas von der Salzlösung aus der Blutbahn verschwun- 

 den ist, wenn man nicht gerade Glück hat und mehrere Proben 

 die gleiche Zusammensetzung haben. 



Die Genauigkeit aller indirekten Methoden der Blutmcngeni)estim- 

 mung hängt weiter von der Genauigkeit der benutzten Bestimmung, sei 

 es des Farbstoffs, sei es der Trockensubstanz oder Blutköi-perzahl. ab. 



Nach Lion und Thoma ist aber der Fehler bei der Zählung roter 

 Blutkörperchen im günstigsten Falle bei 



200 Zellen 5Vo 



250 „ 2Vo 



5.000 „ l'Vo 



20.000 „ 0-5Vo 



Man muß im allgemeinen mit einem Fehler von mindestens O'G bis 

 2"/o der Blutkörperzahl rechnen. 



Bei der Blutfarbstoffbestimmung ist der Fehler im Miescher-Fleischl- 

 schen Apparat nach Veillon 1 — IV2V0. i»^ Sahlht\n^\\ Hämometer 2 — 3o/o- 

 Der Ablesungsfehler im Spektrophotometer beträgt 0*7 Vo der Ablesungs- 

 zahl, wenn man die besten üiifner^ohQXi Ablesungen allein berücksichtigt. 

 Andere Untersucher haben nur die Hälfte der Genauigkeit, d. h. l-5"/o 

 Abweichung, erreicht. Mit dem Chromophotometer hat Plesch^) (Xö",,, bei 

 normalem Blut erreicht. Er glaubt, daß selbst schlechte Ableser keine höheren 

 Abweichungen als P/g zu verzeichnen haben werden. 



*j J. Plesch, Das Chromophotometer. Zeitschr, f. Idiii. Med. Bd. 63. Heft 5, 6 

 (1907). 



