756 



Franz Müller. 



Um die Genauigkeit zu erhöhen, hat KoUmann zur Bestimmung 

 des Blutkörperchenvolumens den Hämatokrit so verändert, daß er eine 

 genauere Ablesung des Blutkörperchenvolumens gestatten soll, als bei den 

 bisher verwendeten Instrumenten möglich war: Die Zentrifugenröhrchen 

 werden in Abstände von 0*5 mm geteilt, was 0"2o/o des Gesamtinhaltes 

 des Röhrchens anzeigt. Die Ablesung wird dadurch fünfmal genauer als 

 bisher und es sollen Blutkörperchenvolumina direkt bis aufO'2''/oi schätzungs- 

 weise bis auf 0"l"/oi iiiit der Lupe bis auf O'Oö^/o genau abgelesen werden 

 können. Das Blut wird dabei durch Zusatz von einer geringen Menge 

 Hirudin ungerinnbar erhalten. 



In der folgenden Tabelle B sind sieben Bestimmungen der Tabelle A 

 einer Fehlerberechnung zugrunde gelegt. Sie wurde in der Art ausgeführt, 

 daß angenommen wurde, die Mittelwerte der Hämoglobinbestimmungen 

 (je 10 Ablesungen) zweier nach der Infusion im Abstand von oO" ent- 

 nommener Proben differierten um 0"1 — ^'O" der Ablesungsskala des In- 

 strumentes (siehe Stab 3). Solche Differenzen wurden in der Tat gefunden. 

 Daraus folgt eine Differenz der relativen Hämoglobinwerte in den 2 Proben 

 von 0'12 — 3% Blutfarbstoff (Stab 4). Die aus beiden Proben berechnete 

 Gesamtblutmenge differiert um 13 — 814 cw^ (Stab 5) oder in Prozenten 

 des Mittelwertes um 0-9— 310/0 (Stab 6). 



Tabelle B. 



Laufende Nr. 

 der Tabelle A 



Infuudierte 

 Menge in "/q des 

 Körpergewichts 



Differenz der Mittelwerte von 



10 Ablesungen bei Proben mit 30" 



Intervall nach der Infusion 



in Graden der 

 Teilung des in der 



Hämoglobino- | Hb-Prozentzahl 

 raeters ! 



Differenz der Blutraenge in 



wertes 



2 

 2 

 3 

 3 

 5 

 14 

 14 



1-9 

 1-9 

 1-7 

 1-7 

 1-7 

 21 

 21 



2-0 

 0-9 

 0-2 

 Ol 

 1-9 

 0-2 

 0-4 



3 



1-4 



0-24 



012 



2-3 



0-3 



0-6 



+ 262 



— 142 



+ 23 



+ 13 



+ 814 



+ ö5 



+ 175 



21 



11 

 1-6 

 0-9 



31 

 6-8 



19 



Daraus folgt, daß die Blutkörperchenzählung überhaupt nur bei Zählung 

 sehr großer Mengen von Zellen, das SahHsche Hämometer gar nicht, die 

 anderen Hämoglobinometer nur bei großer Übung gel)raucht werden dürfen. 

 Fehler von O'ti'^/o des Hb-Prozentgehalts (Tabelle B, Stab 4) lassen sich 

 trotzdem nicht immer vermeiden und bedingen beim Tier einen Fehler in 

 der Blutmenge von 10 — 20''/o des Wertes trotz Infusion von etwa 2o/o des 

 Körpergewichtes. 



