Stof fwechselendprodukte : Nachweis u. Bestimm, d. Eiweißabbauprodukte etc. 77 1 



ganzen Zeit des Destillierens 35— 37« betragen. Sind etwa -/g der Flüssigkeit 

 überdestilliert (in ca. 5—6 Stunden), so ist die Destillation beendigt. Zu- 

 nächst wird die Kautschukverbindung zwischen C und L mittelst Klemm- 

 schraube wie auch der Hahn b geschlossen und durch a Luft in Ä einge- 

 lassen; dann wird die Kautschukvorbinduug zwischen rj und c gelöst und 

 durch vorsichtiges Öffnen des Hahnes b die Luft in B und C eingelassen. 

 Der Inhalt von B und C wird in ein Becherglas gegossen, mit Wasser 

 nachgespült und mit V20 Normallauge unter Benutzung von Lackmoid- 

 Malachitgrün als Indikator zurücktitriert. 



A. Steyrer^] hat die Methode von Nencki folgendermaßen modifiziert: 

 20 — 30 cm^Urin (je nach der Konzentration desselben) werden in den Kolben A 

 gebracht (Fig. 263). Bis zum Boden desselben reicht ein am unteren Ende ausge- 

 zogenes Glasrohr C, das mittelst eines Druckschlauches mit einer Schwefel- 



Fia. 'J63. 



Säureflasche verbunden ist. Ein Hahn B dient zur Iicgulierung des durch- 

 saugenden Luftstromes. Durch einen luftdicht eingepaßten Tropf trichter T 

 mrd Kalkmilch (besser Magnesiaemulsion) zufließen gelassen. Die \'orIage B, 

 die einen Überschuß von V* n-Säure enthält, wird gut gekühlt. Das Rohr E 

 reicht bis an den Boden der Vorlage; bei D stößt es mit ausgeschliffenen 

 Rändern an das Ableitungsrohr von A und ist dort mittelst Schlauch gut 

 gedichtet. Die Kugel S wie die Woulfsche Flasche dienen dazu, einem 

 etwaigen Verlust an Säure vorzubeugen. Das Endstück F wird mit einer 

 stark saugenden Wasserstrahlpumpe in Verbindung gebracht. Der Apparat 

 wird so in Gang gesetzt, xlaß zuerst 50 on^ Magnesiaemulsion zu dem 

 in A befindüchen Urin zufließen gelassen werden, der Hahn bei T wird 

 sofort geschlossen und die Wasserstrahlpumpe in Gang gesetzt. Das Vakuum 



■) Ä.Steyrer, Über osmotische Analyse des Harnes. Hofmeisters Beiträge. Bd. 2. 



S. 314 (1902). 



