Stoffwechselendprodukte: Nachweis ii. Bestimm, d. Eiweißabbauprodukte etc. 789 



Zeit gestanden hat; innerhalb einer halben Stunde kann nach Mdlanhy die 

 Ablesung noch gut gemacht werden. ^lit der Zeit blalit jedoch die Farbe ab. 

 Es sind verschiedene Kolorimeter in Anwendung gekommen.') 

 Das häufig benutzte Kolorimeter von fJubosq besteht aus zwei zylin- 

 drischen Gefäßen, deren untere Fläche von nuten her von einem Spiegel 

 gleichmäßig beleuchtet wird und in welchen zwei zylindrische, durch plan- 

 parallele Glasplatten geschlossene Iiöhren durch Schrauben verschiebbar 

 sind, so daß man die Höhe der zu durchstrahlenden Schicht verändern 

 kann. Aus dem Verhältnis der eingestellten Höhe der Tauchzvlinder, bei 



^ff^ 



/ 



Fig. 266. 



Fig. 267. 



welchen o-erade gleich große Farbenintensität herrscht, ermittelt man die 

 Konzentration der zu untersuchenden Lösung (Fig. 206 und 267). 



Ein bilhgeres Kolorimeter ohne Prismenverwendung bcnutzteu (iott- 

 lieb und Stanaassinger bei ilu-en Untersuchungen. Das Prinzip des Apparates 

 ist im folgenden skizziert (Fig. 268 und 269). 



Die von den Spiegehi S, S, reflektierten Lichtstrahlen passieren die 

 gefärbten Flüssigkeitssäulen F, F, ; sie treffen dann half tiglich auf die ge- 

 schwärzte Eückseite der Spiegel C, C\, wo sie absorbiert werden, liälftinlich 



1) über Kolorimetrie v^^l. das empfehlenswerte Werk : G. und //. Kriiss, Kobn-i- 

 metrie und quantitative Spektralanalyse. 2. Aufl., Ilambur- und Leipzig 1909. 



