790 



Peter Rona. 



aber auf die Spiegel B. B^. Von B, B^ werden die Strahlen nach C, C■^ 

 reflektiert; nach abermaliger Zurückwerfung gelangen dieselben dann parallel 

 nach A in das beobachtende Auge. Getrennt sind die Farbenteilfelder durch 

 einen schmalen, schwarzen Strich, der durch Zusammenstoß der Spiegel 

 C, Ci entsteht. 



Das Kolorimeter stammt aus der Werkstatt von H. Runne in Heidel- 

 berg. In nachstehender Fig. 269 ist es 2/5 ^^^ natürlichen Größe dargestellt. 



Von der Fußplatte JJ gehen vier Pfeiler D, D^, Ä, D^ in die Höhe, 

 die durch Schrauben mit der oberen, den schwarzen Kasten tragenden 

 Platte verbunden ist. Die Säulen D, D^ sind mit Schraubengewinden 

 von 1 mm Ganghöhe ausgestattet, auf denen die Schraubenmuttern E, E^ 

 auf- und abbewegt werden können. Der Umfang von E, E^ ist in 10 Teile 

 geteilt, mit Marken versehen und gestattet Y^ mm Ablesung. Durch Drehung 





IF 



•-H- 



■^^ 



I I 



j. ii I 



I 



Fig. 268. 



Fig. 269. 



der Schrauben E, E^ wird das starre Trägergleitstück G, G^ — bestehend 

 aus Gleitrohr und Trägerplatte mit Ausschnitt — bewegt und die Höhen- 

 änderung in dem Ausschnitt H, H^ dieses Gleitrohres auf E, E^ an der 

 ■\Iillimeterskala abgelesen. Das Gleitstück trägt abnehmbar den zur x4uf- 

 nahme der Flüssigkeiten bestimmten und mit Ausguß versehenen Zylinder 

 F, i^i, dessen Boden durch eine planparallele Glasplatte gebildet wird. In 

 diesen beweglichen Zyhnder ragt eine engere, mit starr verbundene 

 Piöhre R, B^ hinein , die unten durch planparalleles Glas verschlossen ist. 

 Liegen nun die beiden parallelen Glasplatten aufeinander, so erscheint der 

 Kreis rein weiß und die Millimeterteilung auf D, D^ und E, E^ zeigt Null. 

 Zur sicheren Führung gleitet die Trägerplatte noch in einer Nute auf i>2 \ 

 i>3 (in der Figur nicht deutlich sichtlich) vervollkommnet die Stabilität 

 des Apparates. Der schwarze, auf geschraubte Kasten birgt in seinem 



