Stoff Wechselendprodukte: Nachweis, Bestimm, u. Isolierung v. Aceton etc. 931 



Beschreibung- des Lindschen Apparates. Der Apparat besteht aus 

 einem Erlenmeyerkolben a, in welchem das Lösungsmittel (in unserem 

 Falle der Äther) verdampft. Der Dampf gelangt durch eine Kühre c in das 

 Extraktionsgefäß b , wird in dem Kühler d kondensiert und tropft in die 

 Auffangschale g. Von hier gelangt er durch eine Bohrung // in die Bohre e, 

 welche in der Nähe ihres unteren P^ndes zwei mit ihr kommunizierende 

 hohle Pttihrarme i trägt, die mit kleinen Austrittsöffnungen k versehen sind. 

 Durch diese Austrittsöffnungen tritt der Äther, der aus der Auffangschalc 



Fig. 271. 



Fig. 272. 



in die Bohre e gelangt, in den zu extrahierenden Harn, passiert alsdann die 

 Harnschicht und fließt dauernd durch die Bohre e in den Extraktionskolben 

 zurück. Die Bohre e ist oberhalb des Kühlers mit einer Antriebsscheibe/ 

 versehen, vermittelst derer sie unter Anwendung eines Elektromotors und 

 eines passenden Vorgeleges in dauernde, rasche Botatiou versetzt wird. 



Der aus den finden der Bührarme austretende Äther wird dadurch 

 außerordentlich fein verteilt, so daß er in sehr kleinen. l)ei genügender 

 Rotation fast staubförmigen Tröpfchen die Flüssigkeit durciulringt. 



Die Extraktion wird hierdui'ch derart beschleunigt,- daß bereits nach 

 5 Stunden weit über 90% der aus dem Harn zu gewinnenden links- 



