Gesamtstoffwechsel: Stoffwechseluntersuchungeu am Siuiclintr. 10;') 1 



genau nivelliert sind. Man muß die Uhren stets zuerst nivellieren und dann erst nach- 

 füllen. Die Uhren sind erst dann genügend gefüllt, wenn das olion zugeirosscnc Wasser 

 unten reichlich und in gleicher Quantität wieder ausströmt. Hat man versehentlich die 

 Uhren etwas verschoben, so muß man nochmals nivellieren und naclifüllon. Das Funda- 

 ment für die Gasuhren muß stabil sein, die Holzplatte darf nicht naß werden, damit 

 sie sich nicht zieht. 



Auch die große Gasuhr muß von Zeit zu Zeit nachgefüllt werden. 



Undichtigkeiten an anderen Stellen kommen seltener vor. Man kontrolliere von 

 Zeit zu Zeit jeden Teilstrom einzeln, nötigenfalls Gasuhr, Pumpwerk und K(dirU'itung 

 getrennt, auf Dichtigkeit. 



Den Kasten prüft man vorsichtig dadurch, daß man den llaiipteinstrom von innen 

 abdichtet und an einen Teilstrom ein Manometer anschließt, dann mit der großen (Jas- 

 uhr Luft aussaugt. Diese Prüfung ist wohl nur einmal nötig. 



Sehr wichtig ist, daß man überall allerbesten, frischen Gummischlauch vom rich- 

 tigen Kaliber verwendet. 



Die Eichung der Gasuhren ist wohl stets genügend genau, wenn diese dicht, 

 richtig nivelliert und richtig gefüllt sind. Man überzeugt sich davon, indem man alle 

 Uhren mit Gummischläuchen hintereinander verbindet und eine gemessene I^uftmenge 

 (10 1) durchschickt. Letztere bestimmt man in bekannter Weise durch Wägung des 

 Wassers, mit dem man die Luft aus einer großen Flasche verdrängt. 



Vor jedem Tagesversuch empfiehlt sich ein Nachfüllen und Prüfen auf richtigen 

 Gang in folgender AYeise: 1. Nivellieren, 2. Kachfüllen, 3. nochmalige Kontrolle der Li- 

 belle, 4. Hintereinanderschalten aller Gasuhren und Anschluß an eine der Pumpen. 

 5. Laufenlassen des Motors für 5 — 10 Minuten, damit sich die Gasuhren gleichmäßig 

 benetzen; dabei Kontrolle, ob alle Zeiger vorwärtsschreiten, 6. nochmals 10 Minuten 

 laufen lassen unter Ablesen. Die abgelesenen Zahlen müssen dann bis auf 1" ^ überein- 

 stimmen. 



Das richtige Ablesen der Gasuhren erfordert einige Übung. Es sollten prinzipiell 

 stets mehrere Personen unabhängig voneinander die Ablesungen vornehmen. 



Die Ventile des Pumpwerks sind so einzustellen, daß möglichst viel Luft durch 

 die Teilströme geht, die Ventilation der einzelnen Teilströme kann ohne Schaden erheb- 

 lich differieren. 



Am besprochenen Apparat waren die gläsernen Pumpenkolben kleiner, als sie es an 

 Apparaten für Erwachsene gewöhnlich sind. Nötig ist das nicht. Die Maße waren Ibrni 

 Länge und Vb cm Durchmesser. Wenn man größere Durchmesser nimmt, hat man ein 

 etwas günstigeres Verhältnis zwischen Haupt- und Teilstrom. Man muß dann aber auch 

 mehr Barytlauge vorlegen und andere Pipetten und Standzylinder bei der Titration 

 wählen. 



Bei der Einstellung der Hubhöhe der Pumpenzylinder muß darauf geachtet 

 werden, daß beim Anheben das Quecksilber nicht in die inneren Glasröhren gesaugt 

 \\ird. aber gleichwohl die Hubhöhe eine möglichst große ist. 



Darmsaiten, Glasteile uud Quecksilber müssen jederzeit für vorkommende Defekte 

 in Reserve gehalten werden. 



Am Pumpwerk ändere man möglichst wenig, nachdem es einmal in Ordnung ge- 

 bracht ist. 



Die Absorp^tionsapparate müssen in doppelter Zahl vorhanden sein, wenn man 

 Tagesversuche möglichst aneinander anschließen will. 



Die Bestimmung der Kohlensäure geschah nach der schon von Fctfenkqfer^) emp- 

 fohlenen Methode, und zwar durch Titration der (iberschüssigen Barytlauge mit ",„ n- 



Abhandl. d. kgl. bayerischen Akad. d. Wissensch. H. Kl. Bd^O. Abt. 2. .Vnnalen 

 d. Chem. u. Pharm. Bd. 2. Suppl. S. 1. 



