1070 



M. Henze. 



Titration in Meerwasser sind diese Bedingungen von selbst gegeben. Arbeitet man da- 

 gegen beispielsweise mit künstlichem Seewasser, das alkalisch oder sauer gemacht 

 worden ist, so dürften die folgenden Angaben von Nutzen sein'): 



Einer neutralen Salzlösung sind pro 220 citi^ 0"5 c»t^ Na^ COg-Lösung (Gramm-Mol. 

 pro Liter) und Oöcm^ NaHCOg-Lösung (Gramm -Mol. pro Liter) vor der Titration 

 zuzusetzen. Sind die zu titrierenden Lösungen dagegen sauer oder alkalisch , so muß 

 man den Zusatz der beiden Karbonatlösungen so regeln, daß möglichst annähernd wieder 

 diese obengenannten Konzentrationen erreicht werden. 



?). Animoniakalische Kupfeiiösimg-. 



Man geht von reinem, lufttrockenem Kupfersulfat aus. Von dem 

 Salz (CUSO4 -f 5aq.) werden 4*469^ in ca. 100 cm^ ausgekochtem Wasser 

 aufgelöst, diese Flüssigkeit mit Ammoniak im Überschuß versetzt und die 

 so erhaltene tiefblaue Flüssigkeit auf genau 1 1 mit ausgekochtem Wasser 

 aufgefüllt. 



10 cm^ dieser Lösung geben bei der Reduktion zu Kupferoxydulsalz 

 0-0014536 g oder 1 cm^ Sauerstoff (0° und 760 mm) ab. 



Apparat zur Titration des Sauerstoffs. 



Eine dreifach tubuherte Flasche trägt in der einen Tubulatur den 

 Heber a, das Thermometer b und das von einem Wasserstoffapparat kom- 

 mende Gaszuleitungsrohr c. Letzteres muß in dem Stopfen auf- und ab- 

 Avärts zu verschieben sein. Das aus dem Kippschen Apparat kommende reine 

 Wasserstoffgas wird am besten mit einer alkalischen PyrogalloUösung ge- 

 waschen. In die zweite Tubulatur ist der bis zum Boden der Woulfschen 

 Flasche reichende, mindestens 250 crn^ fassende Tropftrichter T eingesetzt, 

 aus dem die zu titrierende Wasserprobe eingelassen wird. Aus der gleichen 

 Tubulatur führt das dicht unter dem Stopfen endende Gasableitungsrohr d 

 ab. Gegen das Eindringen von Luft in die Flasche schützt die mit Wasser 

 gefüllte, an das Gasableitungsrohr angeschlossene Waschflasche. Der zwei- 

 fach durchbohrte Gummistopfen der mittleren Tubulatur trägt die beiden 

 zu einer feinen Spitze ausgezogenen Ausflußrohre (am besten nimmt man 

 Kapillarrohr) h^ und b^ der Büretten B^ und B2, die mit letzteren durch 

 etwas längere Kautschukschläuche verbunden sind, so daß eine freie Be- 

 wegung der W^ouJffschQu Flasche ermöglicht wird. Der Verschluß der 

 Bürettenschläuche geschieht an Stelle der üblichen Quetschhähne mit je 

 einem Stück kurzen, in den Schlauch eingeschobenen Stückchen Glasstab. 

 Drückt man den Schlauch seitlich mit den Fingern zusammen, so bildet 

 sich eine feine Rinne, durch die die Titerflüssigkeit auslaufen kann. 



Bürette B^ enthält die Natriumhydrosulfitlösung, und zwar wird die 

 Bürette nach unseren im Laboratorium gesammelten Erfahrungen zweck- 

 mäßig durch den unteren seitlichen Stutzen der Bürette mittelst eines 

 Glasrohres mit der Hydrosulfitvorratsflasche verbunden. Auf die Lösung in 

 der \'orratsflasche wird eine Schicht Paraffinöl aufgegossen. Die beim 



^) Dr. Warburg, der lange mit der Schntzenberfferschen Methode gearbeitet hat, 

 hat mir in freundlichster Weise diese seine Erfahrungen zur Verfügung gestellt. 



