Gesamtstoffwechsel: Untersuchungen an Seetieren. 1070 



gekleideten Mantel umgeben (in Fig. 299 ist derselbe weggelassen >). Die 

 Hitzeverteilung beim Anheizen mit dem liingbrenner F wird dadurch 

 gleichmäßiger. Mit dem Kochgefäß ist durch eine dazwischen geschaltete 

 Kugel von ca. 50 cm^ Inhalt der Kugelkiihler B verbunden, und zwar ent- 

 weder verschmolzen oder durch Vakuumschlauch luftdicht verbnndcn. Letz- 

 teres dürfte zweckmäßiger sein, um das Kochgefüß im Falle eines l'.ruches 

 leicht auswechseln zu können. Das A und B verbindende Hohr muH hin- 

 reichend weit (mindestens 12 mm weit) sein, damit l)ei heftiuem Kochen 

 das Wasser leicht in das Kochgefäß zurücklaufen kann. Ans letzterem 

 Grunde ist auch die Kugel zwischen A und B angebracht worden. 



Der Kugelkühler B, der von einem zu- und ablaufendes Kühlwasser 

 enthaltenden Gefäß umgeben ist, trägt oben einen großen, gut einge 

 schliff enen Dreiweghahn H% durch den einerseits der Trichter T, andrer- 

 seits das feine Kapillarrohr R mit der Bürette verbunden werden kiinnen. 



Das untere Ende des Kochgefäßes .4 läuft in ein sich i^abehides Kohr 

 aus. An das eine Ende desselben ist durch eine vakuumdi( hte Kautschuk- 

 verbindung der Hahn A^ angesetzt, der durch einen Schlauch die Kom- 

 munikation mit dem hölzernen Quecksiibergefäß Hg vermittelt. Mit dem 

 engeren Teil des Gabelrohrs ist der Hahn Y verbunden, durch den mittelst 

 eines angefügten Rohres die zu analysierende Wasserprobe eingesaugt wird. 

 An die Kapillare R wird eine Gasbürette mit Dreiweghahn angesetzt, die 

 in 0-05 cm3 geteilt ist und für die ein Inhalt von ?iO cm^ genügt. 



Zur Analyse der ausgekochten Gase empfehlen wir sehr den Apparat 

 von Haldune^), wie er in der Figur abgebildet ist; seine Beschreibung 

 gehört nicht mehr hierher. 



Ausführung einer Bestimmung: 



Man läßt etwas Quecksilber in den Apparat treten, schließt hierauf 

 den vorher geöffneten Hahn H und senkt das Reservoir, wodurch eine 

 Luftverdünnung im Apparat entsteht. Dadurch ist es möglich, das Rohr, 

 durch welches die zu analysierende Wasserprobe eingesaugt werden soll, 

 nach Öffnung des Hahnes Y mit dem zu analysierenden Wasser zu füllen. 

 Y wird geschlossen. Man füllt jetzt durch Heben des Reservoirs Eij den 

 ganzen Apparat mit Quecksilber, und zwar bis ans Ende der Kapillari' R 

 und bis in den Trichter J\ indem man das zuvor in den Apparat ein- 

 gesaugte Wasser durch den letzteren entfernt. Hahn H wird geschlossen 

 und das Quecksilberreservoir bei geöffnetem Hahn X gesenkt. Sobalil das 

 Quecksilber die Marke m^ erreicht hat, wird A' geschlossen. ()ffnet man 



') Der Kiipfermautel hat auf zwei sich gegenüberliegenden Seiten je einen schlitz- 

 förmigen mit Marienglas verschlossenen Ausschnitt, um in das Innere des Gefäßes sehen 

 'ZU können. 



-) Man wählt hesser das neueste Modell des sogenannten i^//e.«fÄ('r-^'<■//^/crschon Drei- 

 weghahns mit nur einem im Hahnstopfen eingehlascneu Kanal. Auf die Güte dieses Halmes 

 kommt selbstverständlich alles an. Die Figur zeigt einen gewöhnlichen Dreiwcgliabn. 



■*) John llaldane, Some improved methods of gasanalysis. Journ.jjf Physiol. Vol. 22. 

 p. 465 (1898). 



