Gesamtstoff Wechsel: Uutersiicluuifren an Soeticron. 



1085 



rationsapparat konstruiert, der sich durch seine verhältnismäßige Ein- 

 fachheit auszeichnet. 



Der Rezipient C (vj>l. Fig. :508), der der Gröiie iV^<. jcwcihü- unter- 

 suchten Tieres angepaßt ist, enthält eine bekannte Menge Wasser und wird 

 nach Einbringen des gewogenen Tieres durch einen gut paraffiniei-ten 

 Stopfen verschlossen, der außer dem Thermometer von den vier Kr.liren 

 ^1,^2, C3,C4 durchsetzt wird. Rohre, führt die von der Pumpe Ali kom- 

 mende Luft zum Fischbehälter zurück, und, um diese möglichst zu ver- 

 teilen, endet das Rohr in drei trichterförmig erweiterte Zweige, über deren 

 Öffnungen Seidenstoff gebunden wird. 



Durch Rohr c, kommuniziert die Luft ül)er dem Wasser im Kezi- 

 pienten mit dem Druckregulator D D'. 



Fig. 303. 



Rohr Cg führt die aus dem Wasser austretende Luft, um sie von 

 Kohlensäure zu befreien, zunächst zu dem Trockenturm (i und dann zu 

 einer Reihe von Absorptionsapparaten. Zwischen den letzteren und (/' ist 

 vorsichtshalber noch eine als Ventil dienende Waschflasche k mit konzen- 

 trierter Schwefelsäure eingeschaltet. 



Die in den Absorptionsapparaten kohlensäurefrei gemachte Luft ge- 

 langt zur Pumpe A B und wird von dieser wieder durch das Wasser in 

 den Rezipienten zurückgedrückt. 



Das Rohr c^, dessen zur Spitze ausgezogenes Ende die Wasserober- 

 fläche berührt, steht in Verbindung mit dem mit Sauerstoff gefüllten, 

 graduierten Rohr E, dessen Dreiweghahn R üi)erdies eine \'erbindung mit 

 dem Sauerstoff-Vorratsgasometer F ermöglicht. Der Sauerstoff strömt 



