Gesamtstoffwechsel: Untersuchungen an Seetieren. 1089 



wenn die Kalilauge bei Druckverminderungen im Ttespirationsapparat nach- 

 läßt und Sauerstoff überdrückt, das sich vermindernde (lewicht der Flasche 

 kompensieren. 



Zur exakten Messung der Druckverhältnisse in dem Kespiraticns- 

 gefäß dienen zwei Manometer. Manometer J/ gibt den tatsächlichen Diiick 

 in R an. Zur Korrektion dieses Druckes, der sowohl von Temperatur und 

 atmosphärischem Barometerstand als auch von dem Sauerstoffkonsum der 

 Fische abhängig ist, dient ein sogenanntes Thermobarometer Tb. Dieses 

 steht in Kommunikation mit einem abgeschlossenen Luftvolumen, welches 

 sich unter denselben Bedingungen von Druck und Temperatur befindet 

 wie die Luft in B. Die Ablesungen an diesem Thermobarometer während 

 eines Versuches liefern den Korrektionsfaktor zur Reduktion <ler Ablesungen 

 von M auf Druck und Temperatur zu Beginn des Versuches. 



Zur Regulation der Temperatur stehen die genannten Apparate, wie 

 aus der Figur ersichtlich, in einem großen Thermostaten, dessen Wasser 

 ständig durchmischt wird, und zwar durch Einblasen von Luft mittelst einer 

 Wasserstrahlpumpe. Die eigentliche Temperaturregulation erfolgt durch ein 

 auf drei Seiten des Thermostaten entlang laufendes Kupferrohr, welches mit 

 absolutem Alkohol gefüllt ist und sich in ein Bleirohr fortsetzt. Dies letztere 

 steht außerhalb des Wassers mit einem Quecksilber enthaltenden U-Bolir 

 in Verbindung. Der Alkohol schließt direkt an das Quecksilber an. Dehnt 

 sich der erstere aus, so wird das Quecksilber emporgedrückt und reguliert 

 dadurch den Gaszufiuß unter dem Heizapparat H resp. erlaubt nur der Zünd- 

 flamme noch zu brennen. Durch den Heizapparat läuft ein konstanter 

 Wasserstrom in den Thermostaten, der selbst einen Cberlauf hat. Auf 

 diese Weise konnte die Temperatur in den zwischen 80 — 40" liegenden 

 Grenzen gehalten werden. Will man auf eine niedere Temperatur einstellen, 

 so passiert der Wasserstrom, ehe er in den Heizapparat eintritt, zunächst 

 eine Kühlschlange, die von Eis umgeben ist. Zur FiUlung unil Reinigung 

 der Kaliventile stehen dieselben mit den beiden Flaschen F und F•^ in ^'er- 

 bindung, von denen die eine mit 12''/oigei' Kalilauge, die andere mit aus- 

 gekochtem destilliertem Wasser gefüllt ist. 



Will man während eines Versuches Proben von Wasser oder Luft 

 entnehmen, so würde sich natürlich der Druck im ganzen Apparat ändern. 

 Zu diesem Zwecke ist der dünnwandige Kautschukballon H in den Deckel 

 des Respirationsgefäßes eingesetzt. Sobald man eine Lnftprobe entnimmt, 

 füllt man in diesen Ballon soviel Wasser, dal] der ursprüngliche Druck 

 Avieder hergestellt Avird, was sich durch Ablesen (\^i Manometers .1/ kon- 

 trollieren läßt. 



Bei x\nstellung eines Versuches wird das Respirationsgefäß bis zum 

 Überlaufen mit Wasser gefüllt, die Tiere werden gewogen und hinein- 

 gesetzt und der Deckel aufgeschraubt. Dann werden 5—6 l Wasser zum 

 Zwecke der Gasanalysen abgelassen etc., wofür reine Luft d-urch das Rohr L 

 eintritt. 



69* 



