Gesamtstoffwechsel: Methodik des Euergiestoff wechseis. 



1145 



Typus von Hoppe- Seyler^) und von Ätwater und Benedict'-) konstruiert 

 worden. 



Die Arbeiten von Krofjh und von Ätwater und Bmedict enthalten in 

 reichlicher Menge wert- 

 volle Angaben betreffs 

 konstruktiver Details. 



In Fig. 314 wird 

 die Versuchsanord- 

 nung in schematischer 

 Weise dargestellt. Ein 

 Apparat nach diesem 

 Typus besteht aus Re- 

 spirationskammer, An- 

 ordnungen für die Ab- 

 sorption von Kohlen- 

 säure mid Wasserdampf 

 und für die Zufuhr von 

 Sauerstoff, Pumpwer 

 das die Luft durch die 

 Absorptionsgefäße treibt 

 und schließHch Vorrich- 

 tungen zur Entnahme 

 von Luftproben. In sol- 

 chen Eällen, in denen 

 brennbare Gase von dem 



Fig. 315. 



Rotationspumpe von Aiwater und Benedict. 



Die Luft tritt bei a ein und wird bei b ausgetrieben. Die Piston« O 

 Worden von Spiralfedern gegen die innere Uberfläehe de» Zy- 

 linders A während der Umdrehung der Trommel B gedruckt. 



Fig. 316. 

 Absorptionszylinder nebst Scheiben von Natronkalk. {Atirafer und Henediei.) 



Versuchstier abgegeben werden, schaltet man in die Leitung ein \ei- 



brennungsrohr ein. 



') Hoirpe-Seyler, Apparat zur Messung der respiratorischen Aufnahme und Ali- 

 gabe von Gasen am Menschen nach dem Frinzipe von Be(/naulf. Zoitschr. f. physiol. 

 Chem. Bd. 19. S. 574 (1894). 



-) Atirater and Benedict, A respiration calorimeter witli appliunces for the direct 

 determination of oxygen. Washington (190ö). 



