1146 



J. E. Johansson. 



Die Berechnung des Sauerstoff Verbrauches und der Abgabe von 

 Kohlensäure und Wasser, eventuell auch der Abgabe oder Aufnahme von 

 Stickstoff, wird nach der Formel p + ß2 Va — ßi Vj ausgeführt, p bezeichnet 

 die während der Versuchsperiode zugeführte bzw. die absorbierte Menge 

 des betreffenden Gases, ß^ und % den Gehalt desselben und Vj und Y, 

 das Volumen des Gasraumes — Kammer und Leitungen — am Anfang 

 und Ende der Versuchs periode. 



Da es mit gewissen Schwierigkeiten verbunden sein kann, das Volumen 

 des Gasraumes bzw. die Temperatur und den Druck in demselben genau 

 zu bestimmen, ordnet man im allgemeinen die Versuche in der Weise an, 

 daß die Größe ßg Vg — ßi Vi möglichst klein im Vergleich mit der Größe p 

 ausfällt, d. h. die Respirationskammer wird möglichst klein genommen, so daß 

 die in demselben enthaltene Luftmenge während einer Versuchsperiode 

 mehrmals durch die Absorptionsgefäße getrieben wird. Weiter sucht man 



Fig. 317. 

 Absorptionsgefäß, euthalteud konzentrierte Schwefelsäure. (Atwater und Benedict.) 



Temperatur, Feuchtigkeit und Druck in der Kammer während der Versuchs- 

 periode möglichst konstant zu halten, oder jedenfalls die Schwankungen 

 derselben möglichst genau zu bestimmen. Bei kleineren Apparaten wird 

 die Kammer nebst den Leitungen und dem Pumpwerke in ein Wasserbad 

 versenkt (siehe Fig. 318 und 319). Bei größeren Apparaten sorgt man am 

 besten durch elektrische Ventilatoren für eine gleichmäßige Temperatur 

 in der Kammer. 



Das Treiben der Luft durch die Absorptionsgefäße verursacht Druck- 

 schwankungen. Bei den Ablesungen läßt man daher das Pumpwerk stillstehen. 

 Die Apparate von Krogh und von Atwater und Benedict sind mit beson- 

 deren Vorrichtungen versehen, um Druckdifferenzen zwischen Kammer- und 

 Außenluft auszugleichen. ^) Die entsprechenden Volumschwankungen werden 

 in solchem Falle berücksichtigt. 



*) Siehe Fig. 318 : Kompeusationsbehälter. 



