Gesamtstoffwechsel: Methodik des Encrgiestoffwccl.scls. 114«) 



trocknet werden. Der käufliche Sauerstoff enthiilt wech.solii.l.. Mon-en von 

 Stickstoff und man muß daher den Inhalt der hetreflcnd.-ii lionih.' aiiah- 

 sieren. Die in die Respirationskammer einneführte SauorstoffmcnL'e wird 

 entweder aus der Gewichtsabnahme der Sauerstoffhoml.c hcreclmet rAtuafrr 

 und Benedict) oder mittelst einer Gasuhr gemessen d/oppr-Sn/lrr) oder 

 in der Weise ermittelt, daß man das Gewicht iIq^ Wassers hostimmt. 

 welches aus einem Niveaugefäß in den Saucrstoffbehidter einströmt, je 

 nachdem das Gas in die Respirationskammer eingelassen wird (Oppe/i- 

 hdmer, siehe Fig. 319). 



Typus 2. 



Unter den nach dem Prinzipe \on Pdte?ikof er und ]'oit konstruierten 

 Respirationsapparaten sind außer dem ursprünglichen PettenkoferiicUcu'i die 

 xlpparate der folgenden Autoren zu erwähnen: Liehermeister''), Haldane% 

 Sonden und Tigerstedt'), Ätwater und Äos«T') und Jaquet^). 



Bei den meisten von jenen Apparaten läßt sich nur die Kohlen- 

 säureproduktion des Versuchsindividuums mit hinreichender (ienauigkeit 

 bestimmen. Die Bestimmung der Wasserabgabe wird immer dadurch er- 

 schwert, daß die Wände der Respirationskammer und die verschiedenen 

 Geräte in derselben die Feuchtigkeit der Luft in oft unberechenbarer 

 Menge absorbieren. Man sucht diese Fehlerquelle zu beseitigen, indem man 

 die Temperatur und die Dampfspannung der Luft in der Kammer wähi-end 

 der Versuchsperiode möglichst konstant hält. Was den Sauerstoff ver- 

 brauch betrifft, hat nur Jaquet denselben direkt bestimmt. Bei den übrigen 

 Methoden, welche sich auf das Prinzip von Fettenkofcr und Voit gründen, 

 yäY(\. der Sauerstoffverbrauch als Differenz zwischen einerseits dem An- 

 fangsgewicht und der Einnahme des Versuchsindividuums , andrerseits dem 

 Endgewicht und den Ausgaben bestimmt. Sämtliche Versuchsfehler häufen 

 sich bei diesem Verfahren auf die Bestimmung des Sauerstoff Verbrauches. 

 Besonders können die ungenauen Bestimmungen der Wasserabgabe große 

 Fehler herbeiführen. Die unten beschriebene Methode von Hcddaue bietet 



*) Fettenkofcr, Über die Respiration. Ann. d. Chem. n. rharm. Snppl.-Iid. 2. 

 S. 1 (18G2). 



^) Liehermeister, Untersuchungen über die quantitativen Vcraudorungcu der Kolilcn- 

 säureproduktion beim Mensclicn. Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 7. S. 75 (ISTO). 



^) Haidane, A uew form of apparatus for mcasuriug the respir.itiny i'>ci'li:uiu'o of 

 animals. Journ. of Physiol. Vol. 13. p. 419 (1892). 



*) Sonden und Tigerstedt, Untersuchungen über die Respiration und den Ciesamt- 

 stoffwechsel des Menschen. Skand. Arch. f. Physiol. Bd. 6. S. 1 (189.')). 



^) Ätwater and liosa, A respiration calorimeter and e.xperinients on the consor- 

 vation of energy in the human body. Tenth annual report of the S/orrs agricultiiral 

 experiment Station, p. 212 (1897). 



^) Jaquet, Ein neuer Apparat zur Untersuchung des respiratorischen Stoffwechsels 

 des Menschen. Verhandl. d. naturforsch. Ges. in Basel. Bd. 15. S. 252 (19l)3). 



