Gesamtstoffwechsel: Methodik des f^nergiestoffwechscls. 



ii:.! 



Für die Berechnung braucht man nicht die VentilationspröCe m 

 messen. Die Gasuhr M ist in die Leitung eingeschaltet, um die (ieschwi,,- 

 digkeit des Luftstromes zu kontrolheren und somit die vollständige Ab- 

 sorption der Kohlensäure und der Feuchtigkeit zu sichern. 



Es wird bei der Berechnung vorausgesetzt, dal.) die \-eriin(h'rungc-n 

 der Luft m der Respirationskammer während der betreffenden \'('rsuchs- 

 periode belanglos sind.i) Besonders muli beachtet werden, dali die Kr- 

 gebnisse der Wägungen der Kammer, und somit auch die (W-nauigkeit bei 

 der Bestimmung des Sauerstoffverbrauches, von der Temperatur der Luft 

 in der Kammer abhängen. 



Bei Apparaten für größere Versuchstiere wird nicht der -auze \'en- 

 tilationsstrom durch die Absorptionsgefäße geleitet, sondern nur ein ali- 

 quoter Teil desselben. 



Die Versuchsanordnung bei Anwendung gasanalytischer Metho- 

 den wird in Fig. 321 schematisch angegeben. 



ZzzSu?2r 2^a/i 



Jlesp zrci tz'cprzs -Jfa772 Tner. 



^asuhr 





Fig. 821. 



Für die Zufuhr wird atmosphärische Luft angewendet, deren Zusam- 

 mensetzung als bekannt angenommen Averden kann. Die (iasiihr gibt das 

 Volumen der in einer Versuchsperiode ausventilierten Luft an. \'()n dem 

 Ventilationsstrome kann man, wie Jaquet, Af weiter und Bosd, einen ali- 

 quoten Teil abzweigen, welcher für die Analyse verwendet wird. Bei den 

 Apparaten von Liebermeister und von Tigerstedt und Sonden werth'ii 

 Proben am Anfang und am Ende jederVersuchsperiode entnommen. 



Zur Analyse der entnommenen Luftproben eignen sich am besten die 

 von 0^ Pettcrson und Klas Sonden konstruierten Apparate.-) 



Wenn man die durchschnittliche Zusammensetzung der ausventilierten 

 Luft bestimmt (Jaquet), wird die Berechnung folgendermaßen ausgeführt. 



') Siehe unten. 



^) trber die Methoden der Gasanalyse vergl. S. 5ö4 ff. 



Abdorhal den , Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. III. 



73 



