Gesamtstoffwechsel: Methodik des Energiestoffwechsels. l ] f,;; 



daß man nicht Diirchschnittsproben während einer Versuchsperiodo ent- 

 nimmt, sondern die Zusammensetzung der Luft in der Respiratioiiskamuicr 

 in gewissen Momenten bestimmt. Die Luft in der Kammer muH also gut 

 gemischt werden und die Probeentnahme sehr schnell vor sich gelPeu. 



Die Temperatur der Kammer wird durch Distanzthermometer, welche 

 an verschiedenen Plätzen angebracht sind, ermittelt. Die Feuchtigkeit be- 

 stimmt man mittelst Psychrometer. Li der Kammer befindet sich" ein von 

 außen regulierbarer Kalorifer, durch welchen man sowohl kaltes wie warmes 

 Wasser leiten kann. 



Die Luftproben werden direkt aus der Kammer entnommen. Gleich- 

 zeitig liest man die Thermometer, den Psychrometer, den Laroineter und 

 den Stand der Gasuhr ab. 



Bei der Berechnung wenden wir die folgenden Bezeichnungen an: 

 V = Volumen (m^) der während der Versuchsperiode aus der Kammer 



ausströmenden Luft, 

 A = Volumen (iii^) der Luft in der Kammer (Luftkubus), 

 t = Temperatur in der Kammer, Mittel für die Versuchsperiode, 



p = Dampf druck (w»i Hg) „ „ „ „ „ ,, „ 



B = Barometerstand, 

 ßo r^ Kohlensäuregehalt (pro Mille) der einströmenden (atmosphärischen) 



Luft, 

 ßi = „ in der Kammer am Anfang der Versuchsperiode, 



?-2 ^^ V V ;; j; ;; Lude „ „• 



Wenn es sich nur um die Berechnung der Kohlensäureabgabe han- 

 delt, kann man das Volumen der einströmenden Luft gleich V setzen. Das 

 Volumen V wird aus den Angaben der Gasuhr unter Berücksichtigung der 

 Temperatur- und Feuchtigkeitsdifferenzen der Kammer und der (iasuhr 

 berechnet. Durch Ptegulieren der \'entilation bezüghch der Dauer der \er- 



V 



Suchsperiode kann man das Verhältnis . in der Weise abpassen, daß der 



Kohlensäuregehalt während der Versuchsperiode fast linear 

 wächst. Unter diesen Verhältnissen läßt sich die Kohlensäureabgabe (COiJ 

 in folgender Weise berechnen ') : 



(CO,) = 1-966. p^^.?^.{A(ß,-ßO + V^-^-Vßo}...(M-amm 



Es ist zu bemerken, daß die mittelst des Analysenapparates erhal- 

 tenen Werte des Kohlensäuregehaltes sich auf trockene Luft beziehen. In 

 der angeführten Formel bezeichnet p das Mittel von dem Dampfdruck p, 

 und p., am Anfang und am Ende der Versuchsperiode. Wenn die Differenz 

 Pa— Pi" mehrere Millimeter beträgt, z. B. bei intensiver Muskelarbeit, muß 



1) Die Zuverlässigkeit dieser Berechnuugsweise ist mehrmals geprüft, siehe Tora 

 Bosenherg, Prüfung des Sonden-Tifferstedtschen Respiratiousapparates. Skaiid. .\rch. f. 

 Physiol. Bd. 16. S. 79 (1904). 



73* 



