1154 



J. E. Johansson. 



man die einzelnen Werte ßi und ßo, welche sich auf trockene Luft beim 

 Drucke B — Pi bzw. B — po beziehen, auf feuchte Luft beim Drucke B um- 

 rechnen. Diese Korrektur läßt sich nach der Formel: 



korr 



ßobs 



1 



pohs 

 "IT 



ausführen. 



Fig. 322. 

 Apparat zur Entnahme von Luftproben (Johansson). 

 Durch den Schlauch D und das Eohrsystem C C können die Pipetten I—X mit Quecksilher aus 

 der Füllkugel E gefüllt werden bzw. vollständig luftleer gemacht werden. Die schiefe Stellung 

 des Hahnes C ermöglicht die Pipette // zu evakuieren, ohne Luftblasen unterhalb des Hahnes F 

 in der schon evakuierten Pipette I zu erhalten usw. Durch das Kohr .4 wird mittelst einer Wasser- 

 strahlpumpe ein Luftstrom aus der Eespirationskammer gesaugt. Das Kapillarrohr B führt zum 

 Analysenapparat. Wird eine luftleere Pipette durch Drehung des Hahnes G mit dem Hahn A in Ver- 

 bindunggesetzt, so füllt sich die Pipette in wenigen Sekunden mit Luft ans der Kespirationskammer. 



Pumpwerk. Bei den Apparaten nach dem Prinzip von PeUmkofer 

 und Voit wird die Luft durch das System — Respirationskammer und 

 Absorptionsgefäße — gesaugt. Man bedient sich entweder Saugzylin- 

 dern, Wasserstrahlpumpen, Rotationspumpen, oder man läßt die Achse 

 der Gasuhr, welche die Yentilationsluft mißt, von einem Motor getrieben 

 werden. Durch eine besondere Leitung wird atmosphärische Luft zugeführt. 

 Diese Leitung muß in der Weise angeordnet sein, daß bei plötzlichen 



1 



