Gesamtstoffwechsel: Methodik des Energiestoffwcchsels. li:,5 



Windstößen auf diesem Wege keine Luft aus der Kammer austrcsaugt 

 werden kann. 



Es werden dieselben Absorptionsvorrichtun^^en an^n^wcndct wie 

 bei den Apparaten nach Typus 1. Bei dem Apparat von AUvaV:r und liona 

 wird sowohl die einströmende wie die aus der Kammer ausjresau^rfc Kuff 

 bis etwa — 'iO" C abgekühlt. Das kondensierte Wasser wird gewogen. 



Probeentnahme. Zur Entnahme von Durchschnittsprobcn be- 

 dient man sich meistens eines von Zuntz eingeführten Verfahrens, welches 

 weiter unten (S. 1156) beschrieben wird. Atwater und Rosa haben eine von 

 Blakeslee konstruierte „ Meßpumpe •' angewendet. 



Eine Vorrichtung zur Entnahme von Luftproben in bestimmten 

 Zeitmomenten hat Johansson^) beschrieben. Sie ist in Fig. :'r2J d.ir- 

 gestellt. 



Typus 3. 



Die hierher gehörigen Methoden zeichnen sich dadurch aus, daß man 

 ausschließhch den respiratorischen GasAvechsel bestimmt. Die Kespi- 

 rationswege des Versuchsindividuums werden direkt mit der Ventilations- 

 leitung verbunden. Man untersucht also die Exspirationsluft direkt, ohne 

 dieselbe sich mit der Außenluft mischen zu lassen. Es brauclien daher nicht so 

 große Anforderungen an die Empfindhchkeit der angewendeten gasanalyti- 

 schen Methoden gestellt zu w^erden, und infolgedessen kann auch die Sauer- 

 stoffaufnahme bequem bestimmt werden. Da keine Respirationskammer 

 nötig ist, wird der ganze Apparat transportabel. Die Versuchsanordnung 

 macht es auch möghch, das Atemvolum bzw. die Größe der Atemzüge zn 

 bestimmen. Andrerseits kommt die Komplikation hinzu, daß das \'er- 

 suchsindividuum statt frei durch Maske, Mundstück oder andere \'oi-- 

 richtungen atmen muß. 



Das Verfahren hat im Laboratorium von Zuntz einen hohen (irad 

 von Vollendung erhalten. Fig. 323 gibt die Versuchsanordnung wieder.*) 

 Der Apparat besteht aus Mundstück mit Ventilen , Gasuhr mit einer Vor- 

 richtung zur Entnahme von Luftproben und einem Gasanalysenapi)arat. 

 Das Mundstück besteht aus einer Hartgummiplatte, welche zwischen die 

 Lippen bzw. Backen und die Kiefer gesdioben wird. Ine Nase wird mit- 

 telst einer Klemme oder durch Einführen von Baumwollebäuschen ver- 

 schlossen. 



Die In- und Exspirationsluft werden durch Ventile voneinander ge- 

 schieden. Zuntz benutzt zu diesem Zwecke sog. Darmventile. Die Ventil- 

 klappe besteht aus einem Stück Rinderdarm , welches um das Ende eines 

 Glasrohres befestigt wird. Das Darmstück hat vorher in (dyzerin gelegen. 

 Das Glasrohr mit dem Darmstück wird in ein weiteres Rohr hineingeführt 



^) Johansson, Über den Einfhiß der Temperatur in der rm?ehnni? auf die Kohlcn- 

 säureabgabe des menschlichen Körpers. Skaud. Arcli. f. Physiol. Bd. Z. S. 14S (IS'.IG). 



^) Geppert, Die Einwirkung des Alkohols auf den Gaswechscl des Menschen. 

 Arch. f. experim. Path. u. Pharm. Bd. 22. S. 367 (1887). 



