Gesamtstoffwechsel: Methodik des Enorfriestoff wechseis. 



llnT 



ment, Thermobaro- 

 meter, konstruiert. In 

 einem Glasgefäß, das 

 mit einem Kapillarrohr 

 verbunden ist , wird 

 mittelst eines Wasser- 

 tropfens eine Luftmenge 

 abgesperrt. Das Kapil- 

 larrohr trägt eine Gra- 

 duierung, deren Teil- 

 strich 100 dem Volumen 

 der abgesperrten Luft 

 bei 0" und 760 mm ent- 

 spricht. Die abgesperrte 

 Luftmenge soll bei der 

 Anwendung des Instru- 

 mentes dieselbe Tem- 

 peratur , Feuchtigkeit 

 und Druck annehmen 

 wie die zu messende 

 Luftmenge. 



Die Berechnung 

 wird folgendermaßen 

 ausgeführt: 



Fig. 324. 

 Trockene Gasnbr mit Gassammelrohr. 



V = Volumen (cm^) der während einer Versuehsperiode ausgeatmeten 



Luft, auf 0« und 160 mm. reduziert, 

 ß = Kohlensäuregehalt (o/o) der Exspirationsluft, 

 % = „ (Vo) dei' Inspirationsluft (atmospliilrischc Luft), 



Y = Sauerstoffgehalt (%) der Exspirationsluft, 



Yo — ,1 (%) der Inspirationsluft (atmosphärische Luft). 



^ _100 — (^-}-Y)^ 



110-(ßo + Yo)' 3_. 



Kohlensäureabgabe = , V 



100 

 Sauerstoff verbrauch = ' " ' V 



cm^ 



cm- 



Tissof^) hat einen Apparat beschrieben, bei welchem die Exspira- 

 tionsluft in einen genau equilibrierten Spirometer während der \'ersuch.s- 

 periode aufgesammelt und gemessen wird. 



Zu diesem Typus ist auch ein von Benedict") angegebener Ajiparat 

 zu rechnen. Die Versuchsperson atmet direkt in die Ventilatiousk'itung, 



^) Tissot, Nouvelle m^thodc de mesurc et d'iiiterniptioii du deliit et des mouvp- 

 ments respiratoires. Journ. de physiologie et de pathologie geiu-rale. p. ()92 (liK>4). 



-) Benedict, An apparatns for stud^nng tho respiratory exchauge. Aiiicr. Jinini. 

 of Physiology. Vol. 24. p. 345 (1909). 



