Gesamtstoffwechsel: Methodik des Energiestoff Wechsels. 1159 



hat nur die Temperatur und Feuchtigkeit der ein- und ausströmenden 

 Luft samt der Ventilation sgröße zu bestimmen und kann daraus die be- 

 treffende Wärmemenge berechnen. Apparate nacli diesem l'rin/ip sind von 

 d'Arsonval^) und von Leßvre^) beschrieben. Die spezifi.sche Warme der 

 Luft ist aber sehr gering und man muli daiier verhiUtnisniiUiig grobe Lult- 

 mengen durch den Kalorimeterraum treiben, was störend ist, besonders 

 wenn man gleichzeitig den Gaswechsel untersuchen will. 



Da der Ventilationsstrom nicht hinreichend ist, um die vom \'er- 

 suchsindividuum abgegebene Wärmemengen auizunehnien, nmll man beson- 

 dere Absorptionsvorrichtungen anwenden. Man labt die betreffende Wänne- 

 menge von schmelzendem Eis, von einer verdampfenden Kiiissi'j-keit oder 

 von einem Wasserstrom aufnehmen. 



Die Wärmeabsorption findet entweder in einem Mantelranm rings 

 um den Kalorimeterraum statt, oder es wird eine Absorptionsvorrichtnng 

 in dem Kalorimeterraum selbst angebracht. Das erstere ist der Fall bei 

 den Eiskalorimetern von Lavoisier und Laplace und von Bunscn, i)ei den 

 Verdampfungskalorimetern von Rosenthal '^) und von d'Arsonval *) und bei 

 den selbstregulierenden Wasserkalorimetern von crArsonval * ) und von Le- 

 fevre^). Eine Wärmeabsorption im Innern des Kalorimeterraumes findet 

 statt bei dem Ftespirationskalorimeter von Ativater , Rosa und Benedict^) 

 und bei dem Apparat von Marcet '^). 



Die Eiskalorimeter eignen sich wenig für Tierversuche, weil das 

 Tier bei der niedrigen Temperatur im Kalorimeterraum unter abnorme 

 Verhältnisse kommt. 



In Fig. 325 teilen wir das Schema eines Verdampfungskalori- 

 meters mit. Bis jetzt haben aber diese Apparate nur geringe Anwendung 

 in der physiologischen Kalorimetrie gefunden. 



Bei den meisten Absorptionskalorimetern für physiologische Zwecke 

 wird die im Kalorimeterraum abgegebene Wärmemenge von einem Wasser- 

 strom aufgenommen. Wenn man diesen Strom, in ähnlicher Weise wie den 

 Oaszuflub bei den Thermoregulatoren, nach der Wärmeentwicklung im 

 Kalorimeterraum abstuft, erhält man einen selbstregulierenden Apparat. 



d'Arsonvals selbstreguliereuder Kalorimeter für kon- 

 stante Temperatur besteht aus zwei konzentrischen Metall/ylind«'rn 

 (Fig. 326). Der innere begrenzt den eigentlichen Kalorimeterraum. Der 



»j d'Arsonval, Soc. Biol. 29 mai 1886. 



^) Leßvre, La calorimetrie par ventilatiou. Jouru. de l'hysiol. et de Path. T. 3. 



p. 523 (1901). 



3) Rosenthal, Arch. f. Anat. u. Physiol. S. 349 (1878). 



*) d'Arsonval, Recherches de calorimetrie. Journ. de l'anat. et de la physiol. T.22. 



p. 113 (1886). 



^) Lefevre, Calorimetrie par double courant de compensation. Joiirn. de physiol. 



et de pathol. T. 4. p. 257, 411 (1902). 



«) Atwater and Rosa, a. a. 0. — Atwater, Neue Versuche über Stoff- und Knift- 

 wechsel im menschlichen Körper. Ergcbn. d. Physiol. Jahrg. 3. Abt.J. S. 495 (1904 1. 

 Atwater and Benedict, A respiration calorimeter. 1905. 



') Marcet, A calorimeter for human body. Proc. Roy. Soc. Vol. 63. p. 232 (1898). 



