1160 



J. E. Johansson. 



Mantelraum z^\^scllen den beiden Zylindern ist mit einer Flüssigkeit gefüllt und 



enthält ein Spiralrohr, durch ^Yel- 

 ches ein automatisch regulierbarer 



% 



Fig. 325. 



Scheine des Verdampfungskalorimeters nach cVArsonvnl. 

 1. Kalorimeterraum. 2. Mantelranra, der eine Flüssigkeit mit 

 niedrigem Siedepunkt enthiilt. Der Mantelraum steht mit dem 

 graduierten Behälter 3 in Verbindung. 4. Luftraum. 5. Wasser- 

 bad. Der Mantelraum 2 nebst dem Behälter 3 darf nur die 

 betreffende Flüssigkeit und den entsprechenden Dampf, aber 

 keine Luft enthalten. Wenn eine Wärmequelle in din Kalori- 

 meter eingebracht wird, destilliert eine gewisse Menge der 

 Flüssigkeit ans dem Mantelraume in den Behälter .3 hinüber. 

 Ans der verdampften Flttssigkeitsmenge kann die abgegebene 

 Wärmemenge berechnet werden. 



Fig. 326. 



(V Arsonvals selbstregulierender Kalorimeter 

 stante Temperatur. 



für kon- 



Wasserstrom während der ganzen Yersuchsdauer fheßt. Das Zuflußende (a) 

 jenes Rohres steht mit einem Gefäß, enthaltend Wasser bei 0°, in Verbindung. 



In dem Abflußrohr (b) ist 



Stromregulator 



emge- 



em 



schaltet. Durch den Kalori- 

 meterraum , in welchem 

 das Versuchstier sich be- 

 findet, wird ein Luftstrora 

 gesaugt. Ein Drahtnetz 

 verhindert das Tier, mit 

 den Wänden des Kalori- 

 meters in Berührung- zu 

 kommen. Die vom Versuchs- 

 tier abgegebene Wärme- 

 menge wird von der Flüssig- 

 keit im Mantelraume auf- 

 genommen. Die Flüssigkeit 

 dehnt sich aus und wirkt 

 hierbei auf eine im Strom- 

 regulator befindliche Mem- 

 bran. Entsprechend der He- 

 bung dieser Membran wird 

 ein Ventil geöffnet, welches 

 den Strom des Kühlwassers 

 in der Weise reguliert, daß aus dem Kalorimeter eine gleich große Wärmemenge 

 fortgeführt wird, wie die vom Versuchstier in derselben Zeit abgegebene. 



Fig. 327. 

 Selbstregulierender Wasserkalorimeter von Lefevre. A Eingang 

 zum Kalorimeterraum. Das Enhrsystem B und C im Mantelraume 

 steht durch die Leitung M, J mit dem Stromregulator 7 in Ver- 

 bindung. Aus dem Behälter li strömt das Kühlwasser durch den 

 Stromregulator / und das Rohr G in einen kleinen Behälter F, 

 wo die Temperatur des Wassers bestimmt wird , ehe dasselbe 

 durch das Abflußrohr H in den Mantelraum eingegossen wird. 

 Der kleine Wagen E, welcher von dem Bad Z getrieben wird, 

 erteilt dem Eührer D und dem Abflußrohr H eine hin- und her- 

 gehende Bewegung in dem Mantelraum, wodurch die Temperatur 

 in diesem Baume möglichst gleichförmig bleibt. Die Temperatur 

 des Kühlwassers wird sowohl vor dem Eintritt in den Mantel- 

 raum wie beim Abfluß durch das Bohr V gemessen. Das aus- 

 strömende Kühlwasser wird im Meßzylinder U aufgesammelt. Die 

 Ventilationsluft wird mittelst des Blasebalges S aus dem Behälter 

 V in den Kalorimeterraum getrieben. 



