1164 



J. E, Johaussou. 



sorgt für eine gute ^Mischung der Luft im Kalorimeterraum. Mittelst be- 

 sonderer Thermometer werden die Temperaturen des Schmelzwassers, der 

 Luft im Kalorimeterraum, der Kupferwand und des isoherenden Luftraumes 

 bestimmt. Die drei letzteren Temperaturbestimmungen werden von dem Beob- 

 achter außerhalb des Kalorimeters ausgeführt. Der Luftstrom durch den Eis- 

 behälter wird von dem Beobachter in der "Weise reguliert, daß die Tempe- 

 raturen im Kalorimeterraum und in der Kupferwand sich unverändert halten. 

 Die zu bestimmende Wärmemenge ergibt sich aus der Menge und 

 der Temperatur des Schmelzwassers, Übrigens sind dieselben Korrekturen 

 wie bei dem ^^«^'a^erschen Apparat auszuführen. Eine Komplikation wird 

 dadurch bedingt, daß die elektrischen Ventilatoren eine gewisse Wasser- 

 menge im Kalorimeterraum entwickeln, die sich nicht immer berechnen läßt. 

 2. Strahlungskalorimeter wurden ursprünglich von Scharling ^) 

 und von Hirn 2) angewendet. Später hat d'Arsonval '^) nach diesem Prinzip 



mehrere Apparate konstruiert, von wel- 

 chen wir hier einen Strahlungskalori- 

 meter für Versuche an Menschen, einen 

 Differentialkalorimeter und einen thermo- 

 elektrischen Strahlungskalorimeter er- 

 wähnen. Zu dieser Gruppe gehören wei- 

 ter die Luftkalorimeter von Bubner*) 

 und von Rosenthal &), der Kompensations- 

 kalorimeter von Haidane ^) und der 

 thermoelektrische Kalorimeter von 

 Henriques ''). 



Die Luftkalorimeter nach 

 d'Arsonval (Fig. 333) und nach Ruhner 

 (Fig. 334) stellen den einfachsten Typus 

 eines Strahlungskalorimeters dar. Kings 

 um den Kalorimeterraum befindet sich 

 ein Luftmantel, welcher zwischen zwei 

 konzentrischen Metallzylindern einge- 

 schlossen ist. Der Mautelraum steht 

 (Fig. 333) oder mit einem Volumeter 



Fig. 333. 



Luftkalorimeter nach d'Arsonval. 1. Mantelraam. 

 2. Kalorimeterraum. 3. Leitung Tom Mantelraum 

 zum Manometer. 4. Manometer, ü. Luftbehälter. 

 6.. 7. Vorrichtung zum Heben des Kalorimeters, um 

 den Zutritt in den Kalorimeterraum herzustellen. Die 

 Flüssigkeit in der Binne A' schließt den Kalorimeter- 

 raum ab. 9., 10. Ab- und Zufuhr der Ventilationsluft. 



entweder mit einem Manometer 



1) Scharling, Jourii. f. prakt. Chemie. Bd. 48. S. 435 (1849). 



-) Hirn, Recherches sur requivaleiit mecanique de la chaleur. Colmar 1858. 



*) d'Arsonval, Recherches de Calorimetrie. Jouru. dß l'anat. et de la physiol. T. 22. 

 p. 113 (1886). 



*) Ruhner, Ein Kalorimeter für physiologische und hygienische Zwecke. Zeitschr. 

 f. Biol. Bd. 25. S. 400 (1889). — Derselbe, Kalorimetrische Methodik. Festschrift zu 

 Ludwigs öOjährigem Doktorjubiläum. Marburg 1890. 



^) Bosenfhal, Kalorimetrische Untersuchungen. Arcb. f. Physiol. S. 1(1889); S. 223 

 (1894); S. 191 (1897). 



^) Haidane, White and Wasliburn , An improved form of animal calorimetcr. 

 Journ. of Physiol. Yol. 16. p. 123 (1894). 



') Henriques, Ein neues Kalorimeter. Zentralbl. f. Physiol. Bd. 16. S. 261 (1902). 



