1166 



J. E. Johansson. 



■wird sowohl beim Eintritt (E) wie heim Austritt (Ä) avis' dem Kalorimeter bestimmt. 

 Man berechnet hieraus die pro Zeiteinheit zum Kalorimeter abgegebene Wärmemenge. 

 Wenn der Kalorimeterraum gleichzeitig ventiliert wird, zieht man die mit dem Ventila- 

 tionsstrom fortgeführte Wärmemenge ab. In der angegebenen Weise kann man dem Ka- 

 lorimeter sukzessive verschiedene Wärmemengen pro Zeiteinheit zuführen. Man wartet 



Fig. 335. 

 Vorrichtung zur Aiehung des Luftkalorimeters fRuhner) . 



jedesmal den Eintritt des stationären Zustandes ab und liest dann am Volumeter die- 

 jenige Gradzahl ab, welche der betreffenden Wärmcentwicklung entspricht. 



Die Ausschläge des Volumeters bzw. Manometers können auf einem 

 rotierenden Zylinder aufgeschrieben werden. Man erhält in dieser Weise 

 eine Kui've (Fig. 336), deren Ordinaten die jeweilige Intensität der Wärme- 

 entwicklung (Kalorien pro Zeiteinheit) 

 im Kalorimeterraum angeben. Es ist 

 aber zu bemerken, daß diese Kurve in- 

 folge der Trägheit des Apparates die 

 einzelnen Schwankungen der Wärme- 

 quelle im Kalorimeter nicht vollkommen 

 treu wiedergeben kann. Durch Flächen- 

 messung kann man aber die in einem 

 längeren Zeitabschnitt entwickelte 

 Wärmemenge ermitteln. Hat die Aiehung 

 des Apparates erwiesen , daß die 

 Ausschläge der Wärmeentwicklung pro- 

 portional sind, so kann man die von 

 dem betreffenden Apparate geschriebene 

 Kurve direkt für die Flächenmessung 

 anwenden. Sonst muß man die Kurve entsprechend den Ergebnissen der 

 Aiehung erst transponieren. 



Außer von der Temperatur im Mantelraume wird der Volumeter bzw. 

 Manometer auch von Schwankungen des Luftdruckes und von zufälUgen 



Fig. 336. 



