Fig. 337. 

 Difforentialkalorimeter nach d'Arsonvnl . 1 Waffebalken , an 

 dessen Enden die unt.-reinander gleichen VoluinftirKl.>ckou 

 2. l>' aufgehängt sind. Die Gefiiüo 3 und 3' enthalt.-n l\-troI..ura 

 und stehen miteinander in Verbindung (ö). S, ,s' Kalorim-t.-r 

 räum. 9, .r Mantelraura. 7 Rotierender Zylinder, aufweichen» 

 die Ausschläge des Wagebalkens aufgeschri.ben worden. 



c 



7f 



W 



IM 



H 



C 



T 



Ml 



C 



T 



Gesamtstoff Wechsel: Methodik des Energiestoffwcchsels. 1 1,;7 



Temperaturschwankungen in der Umgobnnf? heeinflulit. Um diese Fehler- 

 quellen auszu.schheßen, hat man verschiedene \'orriehtungen eingeführt 



Fig nai stellt den Differentialkalorimeter von iV Ar.onval dar. 

 Er besteht aus zwei möglichst gleichen Kalorimetern. In den ein^n 

 wird das Versucnsindividuum 

 eingeführt; der andere bleibt 

 leer. Die Glocken der beiden 

 Volumeter sind an den Enden 

 eines Wagebalkens aufge- 

 hängt, dessen Ausschläge die 

 Temperaturdifferenzen zwi- 

 schen den Mantelräumen der 

 beiden Kalorimeter angeben. 



In Fig. 3o8 wird der 

 i?w5wersche Luftkalori- 

 meter mit Korrektions- 

 apparat schematisch darge- 

 stellt. Der eigenthche Kalori- 

 meter, welcher, wie oben an- 

 geführt, aus Kalorimeterraum 

 (R) und jMantelraum (M), der 

 letztere in Verbindung mit 

 einem Volumeter , besteht, 

 ist in ein großes \yasserbad 

 (W) versenkt. Das Wasser 

 kommt aber nicht mit den 

 Wänden des Mautelraumes in 

 Berührung, sondern wird da- 

 von durch einen Isolierraum 

 (I), welcher Luft enthält, ge- 

 trennt. ') In demselben Wasser- 

 bad befinden sich ^ier Luft- 

 behälter (C), welche teils mit- 

 einander, teils mit einem be- 

 sonderen Volumeter in Verbin- 

 dung stehen. Die Wände sämt- 

 Ucher Räume sind aus Kupfer- 

 blech. Durch besondere Vor- 

 richtungen wird das Wasser- 

 bad bei konstanter Tempera- 

 tur erhalten. Die Aufstel- 

 lung des Wasserbades und 

 der beiden Volumeter mit den rotierenden Zylindern zur Registrierung der 



w 







Fig. 888. 



Schema des Kw/oit'rschen Luftkalorimpters 

 apparat 



mit Korrektioni 



H Kaloriinoterraum. .U Mantelraum. / Ifolierraum- 



TTüre. CLnftbehülter des Korrektionsapparato«. U' Waasorbad. 



1) Die Empfindlichkeit des Kalorimeters wird hierdurch erhöht. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. III. 



