Gesamtstoffwechsel: Methodik des EnerL'iestoffwechsols. 



1169 



sprechenden Wärmeentwicklung' muß man darauf Ilücksicht nclim.'U, daU 

 das Wasser als Dampf aus dem Kalorimeter <'nfferiit wird, l'nter 



Fig. 340. 

 Kompensation skalorimetor von Haidane, White und Washbiirn. A, ,-t, Kaiorimctorraam. 

 B, Bj Mantelraum. Dio Außenwände sind mit Filz bekleidet. CDiffiirentialinanometer. f), I)^ Ab- 

 sorptionsgrefüße, in welchen die Feuchtigkeit der aus dem Kalorimotcrraiim ausBtrömi-Ddon Luft 

 aufgenommen wird. E, E^ Absorptionsgefäße, in welchen die Ventilatioiisluft vor dorn Kintritt in 

 den Kalorimeterraum getrocknet wird. F Apparat für Wasserstoffcntwicklnng. G Klektrisrher Zund- 

 ajjparat für die Wasserstoffflamme. H, //, KäiSg aus JJrahtuetz für das Versuchstier. Die beiden 

 Kalorimeterräume sind sowohl mit Tierkäfig wie mit Vorrichtungen zur Verbrennung von Wagner- 



stoff ausgestattet. 



diesen Verhältnissen hat man r)-22Kalorien für jedes Gramm Was.ser /u 

 berechnen. 



In den thermo-elektri- 

 schen Strahlungskalorimetern 

 ist der Luftmantel und Volumeter 

 durch thermo-elektrische Elemente 

 und einen Galvanometer ersetzt. 



Fig. 3il. 



Thermo-elektrischer Kalorimeter nach Hevriques. 



K Kupferzyliudor. XXX Konstantandrähte. A 



Kupferplatte. G d' Arsonvalachav Galvanometer. 



A ^'B- 342. 



Anemokalorimetor von d'Arsonrnl. 

 B Aaemometer. 



A Kalorimotor. 



Solche Apparate sind von d'Arsonval und \oii llcnriqm)^ konstruiert 

 worden. In Fig. 341 wird der von letzterem angegebene -dar},'estollt. Der 

 Kalorimeterraum Avird von einem Zylinder K aus dünnem Kupferblech be- 



74* 



