1208 



Frauz Fuhrmann. 



zündet man die Brennerflamme und läßt solange den Dampfabsperrliahn 

 offen, bis keine Luft mehr aus dem Autoklaven entweicht. Dies erkennt 

 man an dem knatternden Geräusch, das luftfreier Dampf beim Entweichen 

 unter Wasser erzeugt. Jetzt verschließt man den Dampfhahn. Sol)ald sich 

 die beiden Manometerzeiger decken, notiert man die Zeit und rechnet von 



diesem Moment an die Steri- 

 lisierungsdauer. 

 ^Ä»*^ Die Sterilisierungs- 



dauer und Temperatur 

 ^^jt^ \-'\Q\itQi sich nach dem vorlie- 

 genden Material. Für alle 

 Zwecke reicht man mit einer 

 Temperatur von 120", ent- 

 sprechend einem Überdruck 

 von 1 Atmosphäre, aus, wenn 

 man durch 25 Minuten diese 

 Temperatur einwirken läßt. 

 Verwendet man einen gerin- 

 geren Überdruck, z. B. O'o At- 

 mosphären entsprechend un- 

 gefähr 112" C, so steigert 

 sich die Einwirkungsdauer auf 

 ca. 35 Minuten. Bezüulich 



Nährböden sei be- 

 merkt, daß ein größerer Über- 

 druck sehr tiefgreifende Ver- 

 änderungen in der Zusammen- 

 setzung herbeiführen kann, 

 besonders wenn die Reaktion 

 nicht neutral ist. Auf diesen 

 Umstand ist bei der Verwen- 

 dung des erhitzten Wasser- 

 dampfes besonders zu achten. 

 Gelatinenährböden sollen über- 

 haupt nicht im Autoklaven 

 keimfrei gemacht werden, da 

 dadurch der Erstarrungspunkt 

 derselben sehr bedeutend 



herabgedrückt wird, ja die Erstarrungsfähigkeit überhaupt vernichtet 



werden kann. 



Bezüglich eines Apparates, w^elcher für strömenden Dampf sowohl 



als auch für erhitzten Dampf verwendet werden kann, verweise ich auf Ähha. ') 



einiger 



Fig. 352. 



*) Fr. Alba, Über einen Autoklavenofen für bakteriologische Laboratorien. Zentral- 

 blatt f. Bakt. 1. Abt. Bd. 23. S. 462 (1898). 



