Die wichtigsten Methoden beim Arbeiten mit Pilzen und Bakterien. 1211 



vor einer Infektion von dieser Seite schützt. Ein derartig gewonnenes und 

 aufbewahrtes Substrat hält sich unbegrenzt keimfrei. Will man daraus 

 Flüssigkeit entnehmen, so setzt man an das Wattofilter ein Doppelgebläse 

 aus Kautschuk unter Zwischenschaltung eines Quetscliliahnes. Über dem 

 Kautschukstopfen S bringt man eine Pappscheibe F, die im Zentrum eine 

 dem Rohrdurchmesser entsprechende Bohrung und einen radiären Schlitz 

 besitzt, um sie leicht aufstecken zu können. Die Pappscheibe wird mit 

 TO^/oigem Alkohol unmittelbar vor dem Abzapfen von Flüssigkeiten getränkt. 

 Man stellt sich nun die zu füllenden, selbstverständlich vorher im Heiß- 

 luftschrank steriüsierten und mit einem Wattebausch verschlossenen Tiefäße 

 zurecht, setzt das Kautschukgebläse bei geschlossenem Quetschhahn unter 

 Druck und entfernt die Eprouvette E. Man hat jetzt nur die zu füllenden 

 Gefäße knapp unter das Rohr zu halten und den Quetsch- 

 hahn vor dem Wattefilter zu öffnen, um die Flüssigkeit 

 in gewünschter Menge austreten zu lassen. 



Handelt es sich um das Abfüllen genau bestimmter 

 Volumina, so verwendet man an Stelle des Kolbens K einen 

 Meßzylinder, der einen doppelt durchbohrten Stopfen trägt. 



Die Sterilisation von Gasen wird am zweck- 

 mäßigsten durch Wattefilter vorgenommen. Ein solches 

 Filter ist schon bei der Zusammenstellung des Porzellan- 

 filters auf Seite 1210 beschrieben. Wegen der verwendeten 

 Kautschukstopfen müssen derartige Filter immer im strö- 

 menden Dampf vor dem Gebrauch sterihsiert werden. 

 Um Luft- oder Gasfilter dauernd keimfrei vorrätig zu 



y/ 





^ 





^ 



■ -"I. -f^tr 1 it-'— 1 



r 



y 



Fig. 355. 



füllt sind. Fig. 355 



zeigt uns 



geeignete Metallröhre 



haben, empfiehlt sich die Herstellung von hartgelöteten Metallbüchsen mit 

 Metallrohransätzen, die mit entfetteter Watte oder Asbestfasern ge- 



im Querschnitt eine für Filterzwecke sehr 

 Die weitere, mit W^atte gefüllte Röhre hat einen 

 hart angelöteten Rohransatz B. Das offene breite Ende besitzt entweder 

 einen aufsteckbaren Rohransatz R' oder eine durchlöcherte A'erschluß- 

 kapsel V. Um den fixen Rohransatz R steril zu erhalten und später steril 

 anschließen zu können, versieht man ihn mit einer Schutzkappe aus Glas, 

 die durch die W'attebeilage W abgedichtet ist. Vor dem Sterilisieren im 

 Heißluftschrank durch 2 Stunden bei 155" werden diese Filter ohne die 

 aufsteckbaren Rohransätze K und V in Papier eingewickelt und erst unmittel- 

 bar vor dem Gebrauch wieder herausgenommen. 



