1280 



Franz Fuhrmann. 



Durch die erst jüngst veröffentlichte Spritze mit einem verbesserten 

 Druckansatze von Küster'^) soll es gelingen, äußerst genaue Dosierungen 

 vorzunehmen. Da ich sie nicht probierte, kann ich darüber kein Urteil 

 fällen. Den Ausführungen des Autors entsprechend scheint sie sehr gut zu 

 funktionieren. Da hier auch durch komprimierte Luft die Austreibung der 

 Injektionsflüssigkeit erfolgt, gehört sie eigentlich zu den stempellosen Spritzen. 

 Im übrigen sei auf die angezogene Originalarbeit verwiesen. 



Die Zahl der Stempelspritzen, die sich für unsere Zwecke eignen, 

 ist eigen thch sehr gering. Darunter sind jene verstanden, bei denen ein 

 Stempel aus Glas oder Metall unmittelbar auf die Injektionsflüssigkeit 

 drückt. Sie sind dort am Platze, wo ein derbes Gewebe dem eintretenden 

 Flüssigkeitsstrom ein bedeutendes Hindernis entgegensetzt. Hie und da 

 kommt es vor, daß in diesem Falle die stempeLfreien Spritzen versagen, 

 da der durch den Kautschukballon erreichbare Luftdruck zu gering ist. 



Fig. 400. 



Für weniger genaue Abmessungen ist für diese Zwecke am empfehlens- 

 wertesten die j.Rekordspritze", bei der im gläsernen Spritzenkörper, an 

 dem Metallfassungen angeschmolzen sind, ein tadellos eingeschüffener Metall- 

 stempel auf die Flüssigkeit drückt. In Fig. 400 ist dieselbe wiedergegeben. 

 Aus der Zeichnung sind die Einzelheiten ohne weiteres zu entnehmen. 2) 



Es wurden auch Spritzen mit eingeschliffenem Glasstempel 

 gebaut, die zwar ebenfalls recht brauchbar sind, aber auch sehr ge- 

 brechlich. 



Alle übrigen Konstruktionen mit Schrauben und Dichtungen aus 

 Leder od. dgl., dann Spritzen mit Asbeststempeln sind für bakteriologische 

 Zw^ecke nicht brauchbar. 



*) E. Küster, Vorrichtung zur genauen Abmessung, Mischung und Injektion 

 kleinster Flüssigkeitsmengen. Zentralbl. f. Bakt. I. Abt. Originale. Bd. 50. S.490 (1909). — 

 Vgl. auch: Derselbe, Eine neue Saugvorrichtung für Pipetten zur genauen Abmessung 

 kleinster Flüssigkeitsmengen. Zentralbl. f. Bakt. I. Abt. ürig. Bd. 40. S. 270 (1906). 



^) L. Heim, Lehrbuch der Bakteriologie. S. 158. Enke, Stuttgart 1906. 



