Die wichtigsten Methoden beim Arbeiten mit Pilzen und Bakterien. | ^iJö 



sonders darauf achten, daß der Deckel nicht von Gelatine benet/t wird. 

 Das elfte Gelatineröhrchen entleert man in das Absorptionsfrefäl.'. (I) und 

 nach Aufsetzen der Glasröhren mischt man wieder ^r,jt und läßt duirh 

 Lufteinblasen die ganze Menge durchs lange Kohr in eine l'etrischale aus- 

 fließen. Sämtliche Platten werden bei 20—22» C gehalten. 



Die Summe der in sämtlichen Schalen (11) angegangenen Kolonien 

 mehr den etwa auf dem Nährboden des Absorptionsgefäßes (II) entstandenen 

 Auflagerungen entspricht der Anzahl gelatinewiichsiger Bakterien und Pilze 

 im gemessenen Luftquantum. Man kann für bestimmte Zwecke natürlich 



alle diese, nur 



BT 



jeden anderen Nährboden nehmen. Die Methode ist, wi( 

 annähernd genau, gestattet aber eine sehr bequeme Zählung, 

 die entsprechend den Darlegungen auf S. 1329 vorzu- 

 nehmen ist. 



Eine andere recht brauchbare Methode, die ein 

 rascheres Arbeiten gestattet , wurde von Martin Ficker i) 

 ausgearbeitet: Bei derselben wird ein gemessenes Luft- 

 quantum durch ein Filter aus Glaskrümeln ver- 

 schiedener Korngröße geleitet und dieselben samt den 

 daran haftenden Bakterien mit Nährgelatine zu Platten 

 verarbeitet. Nach dem genannten Autor ist diese Methode 

 folgendermaßen auszuführen : 



Durchsichtige, farblose, erbsengroße Glasperlen werden 

 geglüht und heiß in kaltes Wasser geworfen. Nach dem 

 Trocknen zerstößt man sie im Mörser und siebt sie durch 

 zwei Siebe, zuerst durch eines mit 0-5 mm Maschenweite 

 und dann durch ein zweites mit 0-25 mm Maschendurch- 

 messer. Beide Korngrößen werden für sich mehrmals im 

 Wasser gewaschen und getrocknet. Zum Gebrauch wer- 

 den gemischt V^ Yolumteile größere Körner und '/^ \'olum- 

 teil kleinere (0-25). 



Als Filterröhre dient ein Glasrohr, dessen Länge 

 9 — 10 cm, dessen innere Lichte VI cm, im ausgebauchten 

 Teil 2"3 cm, beträgt. Der obere kurze Ansatz ragt etwa 

 b mm, in die Ausbauchung hinein. In Fig. 415 ist 

 der Längsschnitt des Rohres wiedergegel)en. Bei der Füllung wird zu- 

 erst ein sehr feinmaschiges Drahtnetz (Fig. 413, /) mit der Konvexität 

 nach unten eingeschoben, das Rohr umgekehrt und die Glaskörnermischung 

 portionenweise eingefüllt. Jede Portion wird gut zusammengeschüttelt. Wenn 

 die Füllung etwa 2'5 — 2*7 cm hoch ist, wird ein zweites Drahtnetz (II) ein- 

 geschoben und ebenso eine zweite, 2 — 2*5 cm hohe Füllung mit (üaskörnern 

 eingetragen. Dieselbe wird ebenfalls mit einem Drahtnetze (III) bedt-ckt. 

 Dann werden beide Enden mit Wattebäuschen verschlossen und die gefüllte 



;\ 



?S^ 



Fig. 4115. 



') Martin Ficker, Zur Methodik der bakteriologischen Luftiinfersnchnng. Zeitschr. 

 f. Hyg. u. Infektionskrankh. Bd. 22. S. 33 (1896). 



