1336 Franz Fuhrmann. Die wichtigsten Methoden beim Arbeiten etc. 



Röhre 2 Stunden im Trockensterilisator bei 160" C erhitzt. A.ls Aspirator 

 dient eine Wasserstrahlpumpe oder ein einfaches Gummigebläse mit da- 

 zwischen geschaltetem, sterilisierten Wattefilter, das unten angeschlossen 

 A\1rd. Das Gummigebläse muß derart mit Ventilen versehen sein, daß beim 

 Zusammenpressen desselben die Luft rückwärts entweicht, indem ein zwischen 

 Gummiball und Filter eingelegtes Ventil geschlossen wird. Beim Loslassen 

 des Ballons muß sich diese Öffnung schließen und die Luft langsam durchs 

 Filter in der Richtung des Pfeiles einströmen, nachdem man den Watte- 

 bausch entfernt hat. Zur Messung des durchgesaugten Luftquantums muß 

 der Rauminhalt des Gummiballons bestimmt und damit die Anzahl der 

 vorgenommenen Füllungen multipliziert werden. 



Das Durchsaugen wird so vorgenommen, daß in der Minute etwa 

 2 — 4 l Luft das Filter passieren. Verwendet man eine Wasserstrahlpumpe, 

 so schaltet man zwischen das Wattefilter und letztere eine Gasuhr. Nach 

 Ficker soll die Menge der gesamten durchgesaugten Luft etwa 50 l betragen. 



Nach Beendigung der Luftfiltration wird die Außenwand des Filters 

 mit Sublimat, Alkohol und Äther desinfiziert (Ficker), das Filter a])genommen, 

 der untere Rand abgeglüht, mit einem sterilen Häkchen das Drahtsiel) IIl 

 entfernt und der Inhalt des Kontrollfilters in 4 Petrischalen verteilt. Dann 

 wird das nächste Drahtnetz (11) entfernt und die Glaskörner der eigentlichen 

 Filterschicht in 8 Schalen verteilt. Die Proben w^erden mit Nährmaterial 

 (Gelatine oder Agar) versehen und bei 22*^ bzw. 35o C gehalten und in der 

 üblichen Weise gezählt. 



Die 4 Platten mit dem Kontrollfilterinhalt bleiben bei gut durchgeführter 

 Filtration steril, da alle Bakterien bereits vom ersten Filter (zwischen 

 Netz 1 und II) abgefangen werden sollen. 



