Methoden zur bioclieniischeii Untersuclmiit: des Bodeus, 845 



sich außen befindet und die Probe nicht verschüttet wird : zu dem Zwecke 

 muß diese Seite am Amboß markiert sein. Der Iidialt {\v^ Löffels läßt das 

 Profil deutlich erkennen: der Piefund wird notiert, der Löffel mit Flilfe 

 eines Holzstrd)chens völlig- entleert, der Bohrer zum zweitenmal in die jetzt 

 schon vorhandene Bohrröhre einiicfidirt und duirh Hammerschläge um ein 

 weiteres Drittel vorgetrieben. Da man beim dritten Male schon 1 m Tiefe 

 erreicht, so wird imnmehr der 2 w-Bohrer weiter benutzt, der eine etwas 

 geringere Stärke haben soll, um den Ueibungswiderstand l)eim Eiidühren 

 und Drehen möglichst zu verringern. Beim Aufholen des längeren und 

 dabei schwächeren Bohrers hüte man sich, ihn zu verbiegen; aus dem 

 gleichen Grunde sollte er stets hängend aufbewahrt werden. 



I. Bestininuing des hygroskopischen und mechanisch 



absorbierten Wassers. 



20 — 25(/ Boden werden einem guten Durchschnittsmuster entnommen 

 und in einem Kölbchen mit Glasstöpsel, welches sich in einem Trocken- 

 apparat befindet, bei 110" C zum konstanten Gewicht getrocknet. 



II. Bestimmung der Wasserkapazität des Bodens. 



Unter ..Wasserkapazität eines Bodens versteht man diejenige Wasser- 

 menge, welche ein Boden zurückzuhalten vermag. Dieselbe wird entweder 

 in Gewichtsprozenten der festen Bodenteilchen oder in Prozenten des 

 Bodenvolumens festgestellt, i) 



Josef Kopeckf/-) konstruierte zur Bestimmung der Wasserkapazität 

 einen einfachen Apparat, mittelst dessen es in erster Reihe niöghch ist, 

 aus dem Boden eine bestimmte Menge J)odenmasse in jener Lagerung 

 herauszuschneiden, wie sie in der Natur vorkommt. 



Dieser Apparat besteht aus einem 20cm hohen Stahlrohr, welches 

 unten mit einer Schneide versehen ist. die durch das Zuschleifen der 

 äußeren Rohrwandung gebildet wurde. Der lichte Durchmesser des Rohres 

 bei seiner Schneide mißt öO-nmm. In der Höhe von etwa 'M)ihii/ von unten 

 gemessen beträgt der Durchmesser des Stahlrohres inwendig ^)'2\) nnn, 

 um in das Stahlrohr kleine Messingringe ganz leicht einschit'bi-n zu können, 

 deren hchter Durchmesser ebenfalls 60bmm beträgt. 



Zur Bestimmung der Wasserkapazität ist der Messingring I'i be- 

 stimmt, der sich der Schneide des Stahlrohres am nächsten befindet. 

 Seine Dimensionierung, wie sie in Fig. 215 angegeben ist. ist die folgende: 

 Höhe ;')irO mm, Durchmesser 50'5 mm, Inhalt 70() r)ii^. 



Um diesen Messingring in fester Lage zu erhalten, sind über diesen, 

 wie aus Fig. 215 ersichtlich, noch 2 Zylinder ebenfalls ans Messingblech ein- 



*) Eilh. Alfred Müscherlich, Bodeukuiide fiir Limil- und l-orstwirte. Vcrlajr von 

 Paul Parey, Berlin 1905. E. Hamann, Bodenkunde. Verlag von .Fuliiis Sprinirer, ÜMO. 

 ^) .7o.se/ Kopccki/. Die physikalisclien Kigenschat'teu des Bodens. Irag 1U04. 



