gßg Julius Stoklasa. 



SchAvefelsäure gefüllt ist , dann ein 25 cm hohes , 2'5 cm weites U-Rohr 

 (CU8O4) mit Kupfervitriolbimsstein, ferner ein zweites U-förmiges Rohr 

 (Ca CI2) . welches Chlorkalzium enthält , das häufig erneuert wird. Das 

 völlig getrocknete Kohlendioxyd passiert zuerst eine U-Röhre, welche mit 

 ausgeglühtem Natronkalk gefüllt ist , sodann den mit Kahumhydroxyd 

 (Lösung 2 : 3) gefüllten Geissler^Qh^n Apparat. Um die aus diesem ent- 

 weichende, ganz unbedeutende Menge Wassers und Kohlendioxyds aufzu- 

 fangen, sind weiter mit festem Kahumhydroxyd und Kalziumchlorid ge- 

 füllte U-Rohre (Ca CI.2 -I- KOH) vorgelegt. Weiter rückwärts befindet sich 

 noch ein U-förmiges Schutzrohr, dazu bestimmt, in der Luft enthaltenes 

 Kohlendioxyd (und Feuchtigkeit) zu absorbieren. Es ist mit Kalzium- 

 chlorid und Kaliumhydroxyd gefüllt und mit dem Aspirator ver])unden. 

 Die Apparate, und zwar die U-Rohre mit Natronkalk, sowie der Geisslev&ohQ 

 Apparat KOH und die U-Rohre Ca CI2 -1- KOH werden vor und nach dem 

 Durchleiten der Gase gewogen. Hier ist noch zu bemerken, daß der zur 

 anaeroben Atmung benutzte Wasserstoff oder Stickstoff vor dem Abwiegen 

 der Absorptionsapparate mittelst Durchleitung kohlendioxydfreier Luft ent- 

 fernt werden muß. Hierzu dient, wie aus der lUustration ersichthch, ein 

 spezieUes Arrangement der Apparate. 



Die Zylinder samt den Pfropfen sowie auch ein Teil der Rohre tauchen 

 in einen doppelwandigen kupfernen Thermostaten, der mit zwei Thermo- 

 metern und einem genauen Thermoregulator sowie auf beiden Seiten mit 

 Glasscheiben versehen ist, um durch letztere die Vorgänge in den Zyhndern 

 verfolgen zu können. Die Zyhnder samt Pfropfen und zugehörigen Rohren 

 sowie der Kühler werden sterilisiert. 



Die Pfropfen der Zylinder werden durch Übergießen mit geschmol- 

 zenem Paraffin vöUig undurchlässig gemacht. Die oberen Öffnungen des 

 kupfernen Thermostaten werden voUständig mit Watte verstopft, die mit 

 Karbolsäure imprägniert ist. 



Der mit Wasser gefüUte Thermostat ist durch Türen verschlossen, 

 so dal) der Zutritt von Licht verhindert erscheint. In 24 Stunden werden 

 20 / vom chemisch reinen keimfreien Wasserstoff durch die Zylinder durch- 

 getrieben. Bei dieser Konstruktion der Apparate läßt sich die Temperatur 

 bis auf 40° C steigern. 



IX. Die aerobe Atmung der Bakterien im Boden. 



(Siehe Fig. 218.) 



Die x4nordnung der Versuchsapparate für die aerobe Atmung der 

 Bakterien im Boden wird in derselben Weise durchgef ülirt , wie das bei 

 der anaeroben Atmung der Fall war, nur mit dem Unterschiede, daß an- 

 statt Wasserstoff kohlendioxyd-. Salpetersäure-, ammoniak- und keimfreie 

 Luft in die Atmungsapparate geleitet wurde. Die Luft passiert zuerst 

 einen Zylinder mit sterilisierter BaumwoUe, dann die Drechseho^iQW Wasch- 

 flaschen, von denen die erste mit konzentrierter Sublimatlösung, die 



